116 
Sitzung der math.-phys. Glosse vom 4. Mai 1901. 
rungen der kleinen Fehler zu verzichten. Ein Urteil darüber, 
welche Genauigkeit auf diese Weise erreicht werden kann, 
erhält man, wenn man die Positionen der Anhaltsterne aus 
den Messungen mit berechnet und sie mit den Katalogs- 
positionen vergleicht (s. u.). 
Zur Sicherung richtiger Berechnung wird jedes Objekt 
sowohl von dem gemeinsamen Mittelort aus, als von einem 
möglichst central gelegenen Stern aus unabhängig gerechnet, 
wodurch sich eine Controle, wenigstens was die Berechnung 
betrifft, ergibt. 
Da der Kreis leider stellenweise zufällige Fehler bis zu 
1?34 besitzt, und noch nicht genügend untersucht war, so 
mussten die Kectascensionen öfters unsicherer ausfallen, als die 
Deklinationen, welche mit der Schraube gemessen werden, 
deren periodische Fehler bekannt sind. Dieselben sind übrigens 
auch recht beträchtlich, denn sie erreichen 1!'54 oder 0.007 
einer Bevolution. Diese Fehler machen sich besonders beim 
Orientiren der Platte unangenehm fühlbar. 
Aus Einfachheitsgründen und um Irrtümer zu vermeiden 
wurde beschlossen, das in. Aequinoctium von 1S75.0 für alle 
Positionen zu wählen, sich also direkt an den Sternkatalog 
der Astronomischen Gesellschaft anzuschliessen. 
Es ist noch eine Schwierigkeit zu erwähnen, die ungünstig 
auf die Genauigkeit der Positionen wirkt. Es sind das die Hellig- 
keitsverhältnisse der Vergleichsterne. Es müssen meistens Stei ne 
der 6., 7. und 8. Grösse als Anschlusssterne gewählt werden. 
Diese werden aber bei der für Xebelaufnalnnen (bezw. Planeten- 
aufnahmen) nötigen Belichtungsdauer schon sehr gross auf der 
Platte, und die Einstellung darauf — besonders am Band der Platte 
— ist wegen einer gewissen optischen Verzeichnung unsicherer als 
auf die meisten der kleineren planetarischenXebel. Leider ist schwer 
etwas zu ändern, weil die Sternkataloge keine schwächeren Sterne 
enthalten. Es wäre notwendig, erst von jeder Gegend eine 
Aufnahme mit kurzer Belichtungsdauer (vielleicht auf dieselbe 
Platte) zu machen und schwächere Vergleichsterne an die dann 
noch kleinen Scheiben der hellen Katalogsterne anzuschliessen, 
