F. Kohlrausch : TJeher die Messung localer Variationen etc. 15 
kleinen Aenderungen des Thermometers und eines Bitilarvario- 
meters sind in den angegebenen n schon berücksichtigt, was 
jedoch bei dem gleichmässigen Gang die Resultate kaum 
beeinflusst. 
Es war <p — 35, °3 A -- 2000 mm, also ” — 0,000089. 
4 A 
Man fand 
Mittel 
( )ct. 
i 
n = 46,7 51,0 
mm 
48,8 
H' 
n' = 52,2 
: 1,00030 
52,2 
H 
Oct. 
8 
n = 32,1 33,6 33,3 
!) 
33,0 
1,00028 
n = 35,3 37,0 
- 
36,1 
( )ct. 
!) 
n = 29,3 30,9 
» 
30,1 
1,00017 
n = 32,0 
9 
32,0 
Die 
Uebereinstimmung geht 
c? o 
auf 
etwa ^sooo 
und 
bewährte 
sich auch bei anderen Vergleichungen in ähnlicher Weise. 
Selbst wenn die Abweichungen zwei oder dreimal grösser 
wären, würde man das Ergebnis als ein sehr befriedigendes 
bezeichnen müssen, wenn man die bisherigen Schwierigkeiten 
solcher Vergleichungen in Betracht zieht. 
1 )er Temperaturcoefficient wurde im kalten und 
geheizten Zimmer bestimmt, wobei H. Strecker die gleich- 
zeitige Beobachtung eines Bifilar Variometers ausführte. Zwischen 
beiden Beobachtungssätzen lag ein Zeitraum von etwa 2 Stunden. 
Der halbe Drehungswinkel cp betrug 20, °0, der Scalenabstand A 
2000 mm, woraus = 0,0000350, welche Empfindlichkeit 
freilich überflüssig gross war. Man fand 
t x = 20,' »5 n, = — 80,1 H 2 — H 
t, = 12, "2 n, = — 275,3 H, 
1 = -f 0,00 i 62 
