14 
Sitzung der math.-phys. Chisse vom 13. -Januar 1883. 
liehen \ ariationen der erdm agnetischen Intensität Rücksicht 
zu nehmen ist. 
Verfügt man nun nicht über ein zweites Variometer, 
so lässt ein solches sich leicht improvisiren. Man nimmt 
nämlich ein beliebiges kleines Magnetometer (etwa die Nadel 
eines Spiegelgalvanometers) und lenkt die Nadel durch einen 
lest genäherten Magnet (etwa den Astasirungsmagnet des 
Galvanometers) um 90 0 ab. Dann zeigt die Nadel ja die 
Intensitätsvariationen an. Der Wert des Scalenteils in Bruch- 
teilen der Intensität kann durch eine Vergleichung des Ganges 
beider Instrumente oder auch aus der Fernwirkung eines be- 
kannten Magnets 1 ) hinreichend genau ermittelt werden. Selbst- 
verständlich wird das Hilfsinstrument in einem Raume von 
constanter Temperatur aufgestellt. 
Es mögen nun gleichzeitig stattlinden die Intensität H J 
und die Temperatur t x sowie der Einstellungsunterschied iij 
des Localvariometers : für eine andere Beobachtung mögen 
H 2 . t Ä , n g gelten. Dann ist der Temperaturcoefficient 
fi 
1 
H, J 
III. 
(H., Hj) Hj liefert das Hilfsvariometer. 
Beobachtungsbelege. 
Im eisenfreien Observatorium des Physikalischen Instituts 
zu Würzburg wurde die Intensität im Mittelpunct mit der- 
jenigen eines bestimmten Punctes nahe an der Backstein- 
wand verglichen. Die Beobachtungsplätze waren in der 
vorhin angegebenen Weise vorbereitet. Zwischen zwei 
Beobachtungen verstrichen durchschnittlich 0 Minuten. Die 
1) Vgl. Kohlrausch, Wiedemann Annalen XV. 588, 1882. oder 
K. Leitfaden d. prakt. Plivs. 4. Aufl. S. 171. 
