F. Kohlnvisch : Ueber die Messung localer Variationen etc. 13 
Hand mit einem Handschuh bekleidet sei. Hand und Körper 
sollen nicht länger als durchaus nothwendig in der Nähe 
des Instrumentes bleiben. Nach den ersten , längere Zeit 
beanspruchenden Orientirungen muss mit der entscheidenden 
Beobachtung hinreichend lange gewartet werden. 
Vergleicht man innerhalb eines Raumes von derselben 
Temperatur . so ist ein rasches Verfahren das beste Mittel 
gegen diese Fehler. Also ist es gut, die beiden Plätze, an 
denen man beobachten will, so vorzubereiten, dass man nach 
dem Hinsetzen des Variometers nur die Libellen einzustellen 
hat. Man klebt also bei einer vorläufigen Orientirung an 
beiden Orten Untersätze für die Passschrauben mit etwas 
Wachs in solchen Stellungen fest, dass die richtige Stellung 
zum Meridian ohne Drehung des Instruments durch die Fuss- 
platten gegeben ist. Nun kann man das Instrument rasch 
zwischen den beiden Orten auswechseln , nötigenfalls mehr- 
mals , und jedesmal die Einstellungsunterschiede n durch 
einige Drehungen des Rahmens beobachten. Die einzelne 
Aufstellung sammt Beobachtungssatz wird in 5 bis 7 Minuten 
geschehen sein. 
Haben die Vergleichspuncte verschiedene Temperatur, 
so stellt man neben die Magnete ein Thermometer und 
wartet nach der Aufstellung des Instrumentes, bis dasselbe 
die Temperatur der Umgebung hinreichend angenommen hat, 
wozu im allgemeinen 1 0 bis 1 5 Minuten notwendig sein 
werden. l n Temperaturfehler macht bei meinem Instrumente 
das Resultat um etwa 0,1 Procent fehlerhaft. 
B es ti m mu n g des Temperatu rcoe ff ici e n teil /.t. 
Zu diesem Zwecke braucht man die Messung von n nur 
an demselben Orte bei zwei verschiedenen Temperaturen t, 
und t 2 auszuführen, also etwa im Winter im geheizten und 
ungeheizten Zimmer. Allerdings wird diese Bestimmung 
einige Stunden in Anspruch nehmen, weswegen auf die zeit- 
