F. Kohlrausch: Ueher die Messung localer Variationen etc. 11 
Also , nachdem man das Instrument ungefähr richtig, 
d. h. die Dämpfer-Axe nordsüdlich aufgestellt, und die Libellen 
zum Einspielen gebracht hat , stellt man nun den Rahmen 
derartig, dass die Nadelrichtung mit der Visirlinie über oder 
durch die der Nadel zugewendeten Magnete zusammenfällt. 
In dieser Stellung wird die Nadel eine grosse Schwingungs- 
dauer haben und wird auf eine kleine Verstellung des Rahmens 
durch eine viel grössere eigene Bewegung reagiren. Es wird 
für die Folge bequem sein, wenn diese Rahmenstellung genau 
dem Nullpuncte der Kreisteilung entspricht, was man durch 
Drehung des Instrumentes erreicht. 
Nun weiss man, dass in dieser Stellung die Kraftrichtung 
des Rahmens mit dem Meridian zusammenfällt. Der Winkel 
cp ist nun nach beiden Seiten gleich gross zu nehmen und 
zwar so gross , dass das Fernrohr für beide Stellungen des 
Rahmens nahe denselben Scalenteil anzeigt. Das Ausprobiren 
dieser Rahmenstellungen lässt sich sehr schnell ausführen, 
wenn man berücksichtigt , dass in der Nachbarschaft des 
richtigen cp Nadel- und Rahmen-Drehung gleich gross sind 
(vgl. S. 8 Formel <>) . 
Nachdem die Anschläge fixirt sind, beobachtet man den 
Einstellungsunterschied n für beide Anschlagstellungen. 
Ebenso bestimmt man den Unterschied n für die andere 
Station und rechnet dann nach der Formel I S. I). 
Es braucht kaum hervorgehoben zu werden , dass die 
der Richtung der Visirlinie nicht ganz genau zusammenfiele, so würde 
nur ein geringer Fehler entstehen. Zur Controle braucht man übrigens 
nur den Rahmen um 180° zu drehen, so dass H und I jetzt beide 
nach Norden wirken um zu sehen, ob die Nadel sich nun wieder in 
die Visirlinie einstellt. 
Diese Bemerkungen und die im Text gegebene Orientirungs- 
Methode beziehen sich natürlich auch auf den ifebrauch des Instru- 
mentes als Zeit-Variometer. 
