10 Sitzung der math.-phys. Classe vom 13. Januar 1883. 
Behufs der Orientirung zum Meridian ist die Säule in 
dem Busse drehbar und wird mittels eine) - Scheibe geklemmt. 
Diese Scheibe tragt zwei zu einander senkrechte kleine 
Wasserwagen. Ferner sitzt an der Säule ein (abnehmbarer) 
dreh- und klemmbarer Arm als Träger eines kleinen Fern- 
rohres nebst Millimeterscale, welche letztere sich in 250 mm 
Abstand vor der spiegelnden Magnetnadel befindet , so dass 
4A = 1000 ist. Fernrohr und Scale können verstellt oder 
auch ganz entfernt werden , falls man mit einer weiter ab- 
stehenden Scale beobachten will. 
Die Libellen sind corrigirbar und werden so justirt, dass 
sie einspielen , wenn (he Nadel mitten im Dämpfer schwebt. 
Der Auf hängefaden erhält eine solche Länge, dass die Nadel 
oben und unten gleich weit vom Dämpfer absteht. 
Auch in der neuen Form ist das Variometer von H. 
Eug. Hartmann in Würzburg ausgeführt worden. 
Orientirung zum Meridian. Die richtige Stel- 
lung lässt sich in überraschend einfacher Weise ohne eine 
anderweitige Bussole finden. Man benutzt nämlich die grosse 
Empfindlichkeit, welche die Einstellung der Nadel unter dem 
Zusammenwirken des Erdmagnetismus und der etwas grösseren 
Directionskraft der Magnete zeigt , wenn man die letzteren 
dem Erdmagnetismus gerade entgegenwirken lässt.. 1 ) 
1 ) Es sei <f der Winkel, welchen die Directionskraft 1 der Magnete 
mit der magnetischen Südrichtung macht. Dann ist der Winkel y. 
unter welchem die Nadel gegen den Meridian zur Ruhe kommt, ge- 
geben durch I : H = sin y : sin (y <0 oder bei der Kleinheit von <5 
und y auch I : H = y : (y — <0. Hieraus folgt y : <5 = 1 : (I - H). Wenn 
also I nur wenig grösser ist als H. so wird ein Fehler <5 durch ein 
weit grösseres angezeigt. 
Richtung der Kraft I ist die Verbindungslinie der beiden aus 
erster Hauptlage wirkenden Magnete des Rahmens. Da die Magnete 
hohl sind , so kann man bequem visiren. Auch wenn die Richtung 
von T wegen einer nicht ganz richtigen Stellung der Magnete mit 
