F. Kohl rausch : [Jeher die Messung localer Variationen etc. 
9 
Ein bei dem Anlegen des Rahmens begangener Fehler 
bewirkt also einen eben so grossen Fehler in der Einstellung 
der Nadel. de empfindlicher das Instrument gestellt ist. desto 
kleiner wird der Fehler des Resultates. 
Nach meinen Erfahrungen kommen diese Fehler gar 
nicht in Betracht. 
Praktische Ausführung. 
Die Messungen lassen sich ohne weiteres mit dem in Wied. 
Annalen Bd. XV S. 545, Taf. VIII Fig. 5 u. 6 beschriebenen 
Variometer ausführen, wenn dasselbe die erwähnten Anschläge 
und eine auf einem der Ftisse angebrachte (etwa mit Kleb- 
wachs befestigte) Dosenlibelle besitzt. Zur Bequemlichkeit 
habe ich dem Instrument noch folgende Abänderungen ge- 
geben, wodurch dasselbe seinen sonstigen Zwecken durchaus 
erhalten bleibt. 
