s 
Sitz nur/ der math.-phys. Clause mm 13. Januar 18S3. 
H' 
I 
COS <[ 
/ 
11 
4 A 
Die Division von 3 und 4 gibt unter Vernachlässmuu<>- 
ö o “ 
höherer Potenzen den obigen* Ausdruck 
H' 
H 
= 1 + 
tgf 1 
4 A 
(n — ii)- 
Der Factor von n — n ist der Wert eines Scalenteils in 
Bruchteilen des Erdmagnetismus. Der Scalenwert stellt also 
mit tgcp im Verhältnis und lässt sich beliebig' regul iren, 
da (f um so kleiner wird, je grösser man den Abstand der 
Magnete gewählt hat (vgl. Wied. Annalen XV. 540). cp = 20 u 
und A = 2500 mm liefern den Wert des Scalenteils — 0,00003(3. 
also eine Empfindlichkeit, welche alle Bedürfnisse übersteigt. 
Der zehnte Teil davon ist für die meisten Fälle noch voll- 
kommen ausreichend. 
Nimmt man den Scalenabstand gleich x / 4 m, so kann 
man die Scale fest mit dem Variometer ver- 
b i n d e n und hat also ein Instrument, welches sehr bequem 
transportabel ist. 
Man kann noch die Frage stellen, welchen Fehler eine 
Unsicherheit im Anschläge des Rahmens bewirkt. Die Frage 
beantwortet sich sehr einfach. Denn wenn man von Cor- 
reetionen absieht, so lautet die Formel 1 
H = I (cos cp -j- g sin ip). 
Aendert sich cp um d cp und g hierdurch um dg, so muss sein 
cos cp -f- g sin cp = cos {cp + dtp) -j- (g -j- dg) sin (cp - r dtp) 
oder o = ( — sin cp -j- g cos cp) d cp -f- sin cp. dg. 
Da g selbst klein ist, folgt hieraus nahe 
dg — - dtp. 
0 . 
