F. Kohl rausch : Ueher die Messutuj localer Variationen etc. 
ö 
liefert, so lange die Horizontalintensität dieselbe ist. an einer 
gleich weit entfernten Ablesescale immer denselben kleinen 
Unterschied der Nadeleinstellungen. 
Zugleich kann auf der Kreisteilung des Variometers der 
constante Drehungswinkel lq des Rahmens bis auf etwa 
0,1° abgelesen werden. 
Es ist von Vorteil, dass das von den vier Magneten 
gelieferte magnetische Feld in der Nachbarschaft ihres Mittel- 
punctes sehr constant ist, so dass Verschiebungen der Nadel 
um einige Zehntel Millimeter gestattet sind. Um grössere 
Abweichungen bei der Aufstellung des Variometers an ver- 
schiedenen Orten zu verhüten, dient eine mit dem Instrument 
verbundene Dosenlibelle. 
Das ganze Verfahren ist nun das folgende. An dem 
einen Vergleichungsorte stellt man das Instrument in der 
vorhin angegebenen Weise auf, während der Rahmen an 
dem einen Anschläge liegt. An einem Fernrohr mit Scale 
wird die Nadel-Einstellung abgelesen. Dann dreht man bis 
zu dem anderen Anschläge und liest wiederum die Einstellung 
ab. Der Unterschied beider Einstellungen betrage n Scalen- 
teile und zwar so gezählt, dass man diejenige Einstellung 
als Minuendus nimmt , bei welcher einer Vermehrung der 
Intensität eine Zunahme der Scaleneinstellung entspricht. 
Bei der gewöhnlichen Anordnung ist dies diejenige Stellung, 
bei welcher der Nordpol der Nadel nach Westen zeigt. 
Ganz dieselbe Operation wird nun an dem zweiten Ver- 
gleichsorte ausgeführt und es werde hierbei ein ebenso ge- 
zählter Unterschied von n’ Scalenteilen zwischen beiden Ein- 
stellungen gefunden. 
Ist 2 q der Drehungswinkel des Rahmens, A der Scalen- 
abstaud bei beiden Beobachtungen , so berechnet sich das 
Intensitätsverhältnis an beiden Orten 
