4 
Sitzung der math.-phys. Clause vom 13. Januar 1883. 
dev Horizontalintensität gebraucht werden kann, so verdient 
es den Namen Universal-Magnetometer. 1 ) 
Als Local- Variometer gebraucht man das Instrument in 
folgender Weise. Man stellt dasselbe an dem einen Ver- 
gleichsorte mit nordsüdlich gerichteter Dämpferaxe auf. 
orientirt mit den Fussschrauben und mit der Fadensuspensions- 
schraube die Nadel in die Mitte des Dämpfers und sucht 
diejenige Stellung des drehbaren- Rahmens, welcher die Ab- 
lenkungsstäbe trägt, in der die Nadel senkrecht zum magne- 
tischen Meridiane steht, z. B. mit dem Nordpol nach Osten. 
Den Meridian liefert hierbei hinreichend genau eine gewöhn- 
liche nicht zu kurze Magnetnadel, deren Richtung die Ver- 
bindungslinie vom Aufstellungsorte nach dem Fernrohr gibt. 
Leber ein anderes sehr einfaches Verfahren der Meridian- 
bestimmung mit dem Instrumente selbst vergleiche weiter 
unten. Eine Genauigkeit von 1 j-z Grad genügt für alle 
Zwecke. 
Diese Stellung des Rahmens wird durch einen an dem 
festen Kreis befindlichen und einen an den Rahmen selbst 
anzuschraubenden Anschlag fixirt. Man dreht nun den 
Rahmen von diesem Anschläge auf die andere Seite, bis die 
zweite spiegelnde Fläche der Nadel nahe die gleiche Ein- 
stellung des Scalenbildes ergibt , d. h. bis der Nordpol der 
Nadel sich nach Westen gerichtet hat. Diese zweite Stellung 
des Rahmens wird durch einen zweiten Anschlag fixirt. 
Zwischen den beiden Anschlägen kann nun der Rahmen mit 
seinen Ablenkungsstäben hin und her gedreht werden und 
1 ) Schraubt man den einen Arm des Rahmens ab . stellt den 
let zteren selbst symmetrisch zum Dämpfer und orientirt die Dämpferaxe 
ostwestlich, so kann man auch das magnetische Moment sehr kleiner 
Stäbe mittels der Teilungen auf den beiden jetzt ostwestlich gerich- 
teten Arme durch Ablenkungen bestimmen, was mit einem Massstabe 
aus freier Hand nicht leicht ist, da kleine Entfernungen von der 
Nadel nicht sicher bestimmt werden können. 
