F. Kohlrausch: Ucber die Messung localer Variationen etc. 3 
Durch die Anwendung einer grösseren Bussole kann diese 
Genauigkeit gesteigert werden, allein die letztere auf 1 /iooo 
zu bringen , dürfte mit einer Nadel auf einer Spitze kaum 
ausführbar sein. 
Es ist jedoch in der That möglich, durch Ablenkungen 
eine noch beträchtlich grössere Genauigkeit zu erzielen. Jeden- 
falls muss man die Nadel dann aufhängen und eine feine 
Winkelmessung anwenden. Nun lässt sich aber die Gauss- 
Poggendorffsche Winkelmessung in ihrer gewöhnlichen Form 
nur auf kleinere Winkel anwenden und würde alsdann nicht 
viel nützen, da hier die relativen Unterschiede der Winkel 
in Betracht kommen. Um grössere Ablenkungen der Nadel 
mit Spiegel und Scale vergleichen zu können, würde man 
z. B. mit der Drehungsaxe der Nadel zwei gegen einander 
geneigte Spiegel verbinden. 
Localvariometer für f e i n e Messu n g e n. 
Am einfachsten und mit allen Vorteilen feiner Winkel- 
messnng kommt man folgendermassen zum Ziele. Man gibt 
der Nadel zwei um 180" verschiedene Spiegel, was am leich- 
testen durch einen beiderseitig polirten magnetisirten Stahl- 
spiegel erreicht wird, und legt die ablenkenden Magnete so 
um, dass die Nadel sich dabei um nahe 180° dreht. Die 
kleinen Abweichungen von 180", welche dann je nach der 
Stärke des Erdmagnetismus verschieden gross sein werden, 
lassen sich mit Fernrohr und Scale messen. 
Um dies zu erreichen , habe ich mich des kürzlich be- 
schriebenen „ Intensitätsvariometers mit vier Ablenkungs- 
stäben 4 ' *) bedient, welches nur einer unbedeutenden Er- 
gänzung zu dem vorliegenden Zwecke bedarf. Da das 
Instrument alsdann als gewöhnliches Magnetometer, als In- 
strument für die zeitlichen und für die örtlichen Variationen 
ll Wiedemann Annalen XV. 545. 1882. 
1 * 
