F. Kohlrausch: Ueher den absoluten Widerstand einer Kette etc. 315 
Herr W. v. Beetz legte eine Mittheilung von F. Kohl- 
rausch, corresp. Mitglied, vor: 
„Ueber einige Bestimmungsweisen des 
absoluten Widerstandes einer Kette, welche 
einen Erdinductor und ein Galvanometer 
enthält.“ 
Wilhelm Weber hat zwei Verfahren der absoluten Wider- 
standsmessung mit seinem Erdinductor gegeben. Das eine, 
welches ein Galvanometer mit weiten Windungen benutzt, ist 
neuerdings von ihm und Zöllner ausgefiihrt worden. 1 ) Von 
dem anderen Verfahren mit engem Galvanometer hat Weber 
eine Probe in seiner Abhandlung „Zur Galvanometrie“ ge- 
geben. 2 ) Später habe ich dasselbe im magnetischen Obser- 
vatorium zu Göttingen zu einer absoluten Bestimmung der 
Quecksilbereinheit gebraucht. 3 ) 
Dieses letztere Verfahren ist, wie ich glaube, einiger 
vorteilhafter Abänderungen fähig. 
o n 
1. Die ursprüngliche Form besteht darin, dass ausser 
dem Ausschlage, welchen ein Inductionsstoss der Galvano- 
meternadel erteilt , die Dämpfung der Nadel durch den 
Multiplicator beobachtet und mittels der letzteren im Verein 
1) W. Weber und F. Zöllner, Sitz.-Ber. der k. sächs. Ges. d. 
Wiss. 1880, S. 77. 
2) Abhandl. d. k. Gesellschaft d. Wiss. zu Göttingen, Bd. X. 
3) Poggendorff, Annalen, Erg.-Bd. VI, S. 1. 
21 * 
