318 
Sitzung der math.-phys. Classe vom 5. Mai 1883. 
Das Verhältniss H/M ist bekanntlich durch Ablenkungen 
verhältnismässig leicht zu bestimmen. 
Allerdings muss der erdmagnetische Inductionscoefficient 
des Stabes bekannt sein. 
Ein astatisches Nadelpaar zu gebrauchen, wie bis jetzt 
bei der Methode I geschah, wird hier kaum möglich sein. 
Man wird wohl ein Galvanometer von sehr grossen Dimen- 
sionen mit einfacher Nadel anwenden. 
4. Eine fernere wesentliche Abänderung des Verfahrens 
lässt sich einführen , wenn man die Galvanometerfunction 
anstatt aus der Dämpfung durch Vergleichung mit einem Gal- 
vanometer von bekannter Function ermittelt, ähnlich wie 
bereits von Dorn geschehen ist. 2 ) 
Freilich wird hier nicht die dynamische Galvanometer- 
function C, sondern die statische c bestimmt. Es ist 
C 
TT 2 K 
t 2 H 
c. 
Nun ergibt sich aus dem Neumann’schen Grundgesetz 
der Magnetoinduction und aus der Bewegungsgleichung einer 
gedämpften Nadel nach Weber 1 ), wenn man wie oben von 
Correctionsgliedern absieht, 
, _ 1 1 ^ K c 2 
~ 2w K ~ 2 w t 3 H 2 ' 
Dies in I eingesetzt liefert 
9 F C 
w = 2n -• 
a t 
IV. 
Der Ausdruck enthält alle Grössen nur in erster Potenz 
und ist vom Trägheitsmoment und vom Erdmagnetismus un- 
abhängig. In der Ausführung tritt allerdings noch das Ver- 
1) W. Weber, Zur Galvanometric S. 21, wo F = C/K zu setzen ist. 
2) E. Dorn, die Reduction der Siemens’schen Einheit auf abso- 
lutes Maass. Wied. Ann. XVII, 775, 1882. 
