F. Kohlrausch: Lieber den absoluten Widerstand einer Kette etc. 319 
hältnis der erdmagnetischen Intensitäten an dem Orte des 
Inductors und des Galvanoskopes herein. Dieses Verhältnis 
lässt sich auf dem von mir der k. bayerischen Akademie im 
Januar d. Js. vorgelegten Wege genau ermitteln. 1 ) 
5. Endlich erhält man aus dem obigen Ausdruck für 
X noch 
w = 
rc 2 c 2 M 
T Xt H 
V. 
unabhängig von dem Erdinductor. 
Durch die verschiedenen hier vorgeschlagenen Bestim- 
mungsweisen ist also die Möglichkeit gegeben , die särnrnt- 
lichen einzelnen beobachteten Grössen durch andere zu er- 
setzen , ohne an der angewandten Kette eine Aenderung 
eintreten zu lassen. Diese Möglichkeit ist von grosser Be- 
deutung bei einer Messung, welcher man, wie die Erfahrung 
gezeigt hat, sich im höchsten Grade kritisch gegenüberstellen 
muss. 
Schliesslich bemerke ich noch , dass die beiden unter 
4 und 5 erwähnten Methoden in der Hauptsache bereits von 
Weber angegeben sind, mit dem Unterschiede allerdings, 
dass die Galvanometerfunction bei ihm aus den Dimensionen 
des Multiplicators berechnet wird , während wir dieselbe 
empirisch bestimmen wollen. 
1) Vgl. auch Wiedemann, Annalen XIX. 130. 1883. 
