374 Sitzung der math.-phys. Classe vom 7. Juli 1883. 
senkrecht auf und ab bewegen, aber nicht drehen. Um 
dies zu verhindern ist es bei G angefeilt und oben durch 
eine in den Einschnitt passende kleine Messingplatte H vom 
Drehen abgehalten. Unmittelbar über dem Schlitten ist das 
Säulchen F von einer verschiebbaren und mit einer Klemm- 
schraube versehenen Hülse I umgeben, auf welcher ein Ge- 
weht ruht. Will man eine stärkere Belastung für härtere 
Krystalle, so kann man auch noch am oberen Ende von F 
solche durchbohrte Gewichte anbringen. 
Für genaue Härtebestimmungen ist es unerlässlich, den 
Diamanten nur beim Vor- oder nur beim Rückwärtsgehen 
wirken zu lassen. Man erreicht dies sehr einfach durch den 
beweglichen Arm K. Derselbe ist hinten auf dem Schlitten 
befestigt und ruht niedergelassen auf der Drehachse der 
Scheibe C. Eine auf seiner Rückseite angebrachte Gabel 
kommt, wenn er niedergelassen ist, genau unter die herabge- 
lassene Hülse I. Am unteren Ende der Mikrometerschraube E 
befindet sich auf der Scheibe C ein Stift, der beim Drehen 
der Scheibe, während er sich auf ihrer oberen Hälfte bewegt, 
den Arm K und mit ihm den Diamantträger F hebt, so dass, 
je nachdem man von rechts nach links, oder von links nach 
rechts die Scheibe dreht, der Diamant beim Bewegen des 
Schlittens von vorn nach hinten, resp. von rechts nach links 
oder umgekehrt den Krystall nicht berühren kann, und nur 
in einer Richtung ihn abhobelt. 
Fig. 2 stellt nun den Krystallträger dar, welcher wohl 
keiner näheren Beschreibung bedarf. Der Krystall wird auf 
die drehbare und mit einer Kreistheilung versehene Scheibe S 
anfgesiegelt. Durch eine einfache Klemmvorrichtung L ist 
die Scheibe in jeder Lage festzuhalten. Die Mikrometer- 
schraube M gestattet die Scheibe auf ihrem Schlitten gleich- 
raässig vorzuschieben. X stellt ein Zählerwerk dar, welches 
anzeigt, wie viel Viertelsumdrehungen die Schraube macht. 
Es Ft dies wünschenswert!!, um nicht während des Hobelns 
