Pfaff: Untersuchungen über die absolute Härte des Kalkspathes etc. 375 
durch Drehen der Scheibe C immer erst sich notiren zu 
müssen, wenn und wie oft man die Schraube M gedreht hat. 
Der Krystallträger wird auf die verschiebbare und ebenfalls 
durch eine Schraube festzuhaltende Platte T gebracht und 
nun der Krystall theils durch Verschiebung dieser Boden- 
platte T, von der ich, um bei grösserer oder geringerer Dicke 
der Krystalle nicht zu viel mit den Stellschrauben des Kry- 
stallträgers die richtige Höhe der Krystallfläche herbeiführen 
zu müssen, 3 von verschiedener Dicke habe machen lassen, 
theils durch die Mikrometersehraube M in die zum Hobeln 
bestimmte Richtung gebracht, soweit diese nicht schon durch 
die Drehung der Scheibe S passend herbeigeführt worden ist. 
Der ganze Apparat wird durch eine Schraube, wie sie 
die Schreiner führen, auf einer Tischplatte bei den Versuchen 
festgehalten. 
Ganz unerlässlich ist es, den Diamantenträger genau 
senkrecht zu stellen, was mit Hilfe einer Libelle, die man 
der Länge und dann der Quere nach auf den Schlitten stellt, 
leicht erkannt werden kann. Ebenso sorgfältig muss man 
auch darauf sehen, dass die zu hobelnde Krystallfläche hori- 
zontal steht, wenigstens nicht in der Richtung des Hobelns 
geneigt sei, da namentlich, wenn der Diamant beim Hobeln 
etwas bergan zu gehen hat, die Menge des abgeschabten 
Pulvers immer zu gross wird. Man kann dies ebenfalls sehr 
leicht constatiren, ob die Fläche nach dieser Richtung hori- 
zontal steht, wenn man zuerst durch die Hülse I den Diamant 
so stellt, dass er den Krystall nicht völlig berührt. Am ein- 
fachsten erreicht man dies, wenn man auf den Krystall ein 
Streifchen Postpapier legt, den Diamant auf dasselbe auf- 
stellt und nun die Hülse I klemmt. Nimmt man dann, den 
Diamant wieder etwas hebend, das Papier weg und schiebt 
nun den Schlitten hin und her, so sieht man dann ganz gut, 
ob die Krystallfläche nirgends von dem Diamanten berührt 
wird, und ersterer auch am Anfänge und Ende seines Weges 
