36 
Sitzung der math.-phys. Klasse vom 2. März 1907. 
und drei Glashähne ab c das Quecksilbermanometer M, der 
Kautschukschlauch K und das Glasgefäß S. Bevor MKS 
eingesetzt werden, füllt man das vor jedem Versuche sorgfältig 
gereinigte und getrocknete Gefäß B durch Einsaugen mit Luft 
vom Beobachtungsorte, schließt die Hähne, setzt M K S auf, 
füllt S mit Schwefelsäure und setzt dann den Glasstöpsel über S. 
Nun öffnet man alle Hähne, worauf sich die Schwefelsäure ins 
Innere von B ergießt und zwar ohne Volumveränderung, 
weil die von der Schwefelsäure verdrängte Luftmenge durch K 
hindurch in S Platz nimmt. Wegen der großen Oberfläche, 
die nun die Schwefelsäure erhält, absorbiert dieselbe fast 
momentan allen Wasserdampf; das Monometer stellt sich sofort 
auf den Dampfdruck ein. Das Thermometer T gibt die Tem- 
peratur im Innern von B an. *) 
Dieses Instrument (und seine Varianten), welches anfänglich 
behufs Konstantenbestimmung anderer Hygrometer häufig an- 
gewendet wurde, ist indessen wegen der Umständlichkeit, die 
mit der gewissenhaften Reinigung und Austrocknung nach 
jedem einzelnen Versuche verknüpft ist, bald wieder außer 
Gebrauch gekommen. Vor kurzer Zeit ist jedoch eine Neu- 
konstruktion erzielt worden, welche eine beliebige Anzahl von 
Feuchtigkeitsbestimmungen zuläßt, ohne daß eine Reinigung 
und Austrocknung vorgenommen werden muß. Beifolgende 
Konstruktionsskizze (Fig. 2) soll dazu dienen, die Einrichtung 
und Behandlung des Instrumentes darzustellen. 
Ein weites Glasrohr G ist oben und unten durch zwei 
aufgekittete Metalldeckel geschlossen, wodurch ein luftdichtes 
b Später haben Rüdorff und Schwackhöfer das Konstruktions- 
prinzip, welches im Austausch der Schwefelsäure in Gefäß S (Fig. 1) gegen 
Luft durch den Schlauch R liegt und die Konstanz des Volumens beim 
Einströmen der Säure verbürgt, verwendet und die Form des Apparates 
vereinfacht. Vgl. Die Methoden und Instrumente der Feuchtigkeits- 
bestiminung von Dr. 0. Steffens in der Zeitschrift „Der Mechaniker“ 
XIV, p. 223, Fig. 172 und 173. In dem ersten Rüdorffschen Apparate 
(Chem. Nachr. XI 11, p. 149) ist 1880 die Austausch-Pipette noch nicht 
verwendet. 
