M. Th. Edelmann: Neues Absorptions-Hygrometer. 39 
Die Verwendung des Apparates empfiehlt sich aus folgenden 
Gründen. Die Resultate sind bei allen Temperaturen voll- 
kommen zuverlässig und mit Aufwand von sehr wenig Zeit 
und Mühe zu gewinnen. Der Ort für die Aufstellung des 
Apparates ist unabhängig vom Orte der Entnahme der Luft- 
probe; diese kann durch eine Schlauchleitung dem Apparate 
zugeführt werden, wobei jedoch selbstverständlich die wegen 
Temperaturdifferenz beider Orte nötige Korrektion zu berück- 
sichtigen ist, wofür im weiteren Verlaufe dieser Abhandlung 
eine Tabelle angefügt ist. 
Rücksichtlich des Gebrauches des Apparates sind noch 
folgende Bemerkungen anzufügen. Von großer Wichtigkeit 
ist die Konstanterhaltung resp. genaue Berücksichtigung der 
Temperatur im Inneren des Absorptionsgefäßes G (Fig. 2) während 
der Feuchtigkeitsbestimmung, da durch Temperaturverände- 
rungen der Stand des Manometers stark beeinflußt wird ; es 
wird z. B. bei mittlerem Barometerstand durch eine Temperatur- 
änderung um 1° C. eine solche des Manometers um 2,79 mm 
hervorgebracht. Man hat also alle Veranlassung, das Absorptions- 
gefäß durch Umhüllung mit wärmeisolierenden Substanzen etc. 
vor äußerlichen Wärmeeinflüssen sorgfältigst zu schützen und 
ferner im Inneren des Absorptionsgefäßes ein genügend emp- 
findliches Thermometer zu verwenden. Wenn man Feuchtig- 
keitsbestimmungen mit der Genauigkeit von 1 Prozent erreichen 
will, muß die Temperatur ebenfalls wenigstens auf 1 Prozent 
genau beobachtet werden. Sollte sich vom Augenblicke ab, 
in welchem durch Schließen der Hähne der Druckausgleich 
zwischen dem Inneren des Absorptionsgefäßes und der äußeren 
Atmosphäre aufgehoben wurde, eine Temperaturveränderung 
ergeben, so kann man bezüglich der nötigen Korrektion die 
folgende Tabelle I benützen : 
Tabelle 
I. 
mm 
0,05 
0,10 
0,15 
0,20 
0,25 
0,30° C. 
740 
0,136 
0,272 
0,407 
0,544 
0,680 
0,816 
750 
0,137 
0,275 
0,413 
0,550 
0,688 
0,825 
760 
0,140 
0,279 
0,419 
0,558 
0,698 
0,837 
770 
0.142 
0,283 
0.425 
0.566 
0.708 
0,849 
