M. Th. Edelmann: Neues Absorptions-Hygrometer. 
41 
Bei niedrigen Temperaturen wird die Ablesung des Queck- 
silbermanometers wegen der Kleinheit der Druckdifferenzen 
unsicher. In diesem Falle benützt man als Füllflüssigkeit für 
das Manometer Glyzerin oder Petroleum von bekanntem spezi- 
fischen Gewichte. Am einfachsten wird natürlich die Arbeit, 
insbesondere wegen Benützung der am Schlüsse angefügten 
Tabelle III, wenn man sich eine Tabelle herstellt, in welcher 
die möglichen Ablesungen an der Füllflüssigkeit den zuge- 
hörigen Quecksilberdrucken gegenüberstehen. 
Wenn dem Absorptions-Hygrometer die Luftprobe durch 
eine Schlauchleitung von einem entfernten Orte zugeführt wird, 
und die Temperatur des Hygrometergefäßes sich um f°C. von 
der Temperatur des Ortes unterscheidet, dem die Luftprobe 
entnommen wurde und für welchen die Feuchtigkeitsbestimmung 
gelten soll, dann sind die am Hygrometer abgelesenen Drucke 
zu korrigieren; dies geschieht mit Hilfe der Tabelle II, in 
welcher im Schnittpunkt für die Temperaturdifferenz (vertikale 
Reihen) und abgelesenen Drucke (horizontale Reihen) jene Zahl 
zu finden ist, die man vom abgelesenen Werte abzuziehen 
resp. im Falle die Außentemperatur die höhere ist, zuzuzählen 
hat, um den gesuchten Dampfdruck anzugeben. Die Tabelle 
ist berechnet bis zu Drucken von 30 mm und Temperatur- 
differenzen bis zu 20° C. Wäre z. B. im Inneren des Hygro- 
meters 8° C., am Orte des Schlauchendes — 2° C. beobachtet 
worden und hätte das Manometer 9 mm gezeigt, so ist für 
die Temperaturdifferenz 10° die Korrektionsziffer — 0,33 mm. 
Es geschieht sehr häufig, daß man den Dampfgehalt der 
Luft in Prozenten jener Wassermenge angibt, welche die 
Atmosphäre bei der beobachteten Temperatur ad maximum 
enthalten könnte (relative Feuchtigkeit). Die Tabelle III gibt 
nun für Temperaturen zwischen — 20° C. und -{- 30° C., sowie 
relative Feuchtigkeit von 0 bis 100 Prozent die zugehörigen 
Dampfdrücke an, so daß man umgekehrt für eine gegebene 
Temperatur mit Hilfe der Tabelle III und dem mit dem Ab- 
sorptions-Hygrometer gefundenen Resultat sofort die relative 
Feuchtigkeit aufsuchen kann. 
