61 
Über ein Saitenelektrometer. 
Von Dr. C. W. Lutz. 
(Eingelaufen 8. März.) 
(Mit Tafel I.) 
Die elektrostatischen Messungen haben in neuerer Zeit 
eine erhöhte Bedeutung gewonnen ; einmal durch die Ent- 
deckung der radioaktiven Substanzen und die hiedurch ver- 
anlaßten Messungen, sodann durch den Aufschwung, den in 
den letzten Jahren die luftelektrische Forschung genommen 
hat. Zu diesen Messungen verwendet man hauptsächlich das 
Quadrantelektrometer und das Blattelektroskop. Neben den 
bekannten Vorzügen dieser Instrumente machen sich nun eine 
Reihe von Nachteilen bemerkbar, die gerade bei radioaktiven 
und luftelektrischen Messungen recht stören können. So beim 
Quadrantelektrometer namentlich die große Kapazität, die Träg- 
heit des beweglichen Systemes und der Mangel der Transport- 
fähigkeit; beim Elektroskope die geringe Empfindlichkeit, der 
engbegrenzte Meßbereich, die verhältnismäßig große Kapazität, 
sowie seine Untauglichkeit zur Messung kleiner Spannungen 
und zur Selbstregistrierung. 
o o 
Diese Mängel gaben Veranlassung zu zahlreichen Ver- 
O Ö o 
besserungen, die im Laufe der letzten Jahre diese Instrumente 
erfuhren. Haben sich auch manche dieser Neukonstruktionen 
bei speziellen Messungen als vorteilhaft erwiesen, so wurde 
ein durchschlagender Erfolg doch nicht erzielt, denn meist 
treten, durch die Behebung des einen Nachteiles, die anderen 
nur desto empfindlicher hervor. Die Schuld hieran liegt meines 
