62 
Sitzung der math.-phys. Klasse vom 2. März 1907. 
Erachtens nicht an den Konstrukteuren, sondern offenbar am 
Prinzip der erwähnten Meßinstrumente, welches eben den 
vielerlei Ansprüchen, die die neueren elektrostatischen Mes- 
sungen daran stellen, nicht gewachsen ist. Man ist daher ge- 
zwungen, sich nach einer neuen Anordnung umzusehen. 
Nun hat sich bei Galvanometern 1 ) das Prinzip der lose 
gespannten Saite wohl bewährt, und unter den Vorzügen des- 
selben sind gerade solche, die auch bei feinen elektrostatischen 
Messungen gefordert werden. Es liegt daher nahe, das Saiten- 
prinzip zur Konstruktion eines Elektrometers („Saitenelektro- 
meter“) zu verwenden. 
Ich habe schon vor zwei Jahren 2 ) ein Modell eines solchen 
Elektrometers hergestellt und mich davon überzeugt, daß das 
neue Instrument in der Tat vielerlei Vorzüge vor den ge- 
bräuchlichen elektrostatischen Meßinstrumenten voraus hat. 
Seither habe ich eine Reihe von Verbesserungen daran ange- 
bracht und es nun in nachstehend beschriebener Form aus- 
führen lassen. (Fig. la und lb Taf. I.) 
Innerhalb eines parallelepipetischen Gehäuses G (Fig. la) 
aus Leichtguß (Magnalium) stehen sich zwei zu einander par- 
allele Messingplatten P, P 2 gegenüber. Diese beiden Platten 
sind bei i?, S x bzw. H 2 S 2 geführt und lassen sich durch die 
Mikrometerschrauben M x und il/ 2 mit Trommelteilung um 
meßbare Beträge einander nähern, oder voneinander entfernen. 
*) Ader, Compt. rend. 124, 1410, 1897; La Nature 2, 115, 1897; 
L’Eclairage electrique 295, 1897; Elektrotechn. Zeitschr. 5G1, 1897. 
W. Einthoven, Ann. d. Phys. (4) 12, 1059, 1903; 14, 182, 1904. 
M. Edelmann jun., Physikal. Zeitschr. 7, 115, 1906. 
2 ) Später erfuhr ich, daß auf ein Elektrometer, welches auf dem- 
selben I’rinzipe beruht, von der Firma M. Th. Edelmann & Sohn hier- 
selbst ein Musterschutz genommen ist. 
Während der Drucklegung dieser Arbeit erhielt ich Kenntnis davon, 
daß auch Herr Professor Dr. Max Cr einer hier auf die Idee eines Saiten- 
elektrometers gekommen ist und ein derartiges, gemeinsam mit Herrn 
Dr. Max Edelmann jun. konstruiertes Instrument mit Erfolg' zu elektro- 
physiologisehen Messungen verwendet hat. (Siehe darüber: Münchener 
medizinische Wochenschrift Nr. 11, 1907.) 
