C. W. Lutz: Über ein Saitenelektrometer. 63 
Durch geriefte Hartgummistopfen H i h l S 1 und H 2 h 2 S 2 , in 
welchen die Führungsstifte gelagert sind, werden die beiden 
Platten P x P 2 vom Gehäuse isoliert. Die unteren Führungs- 
stifte Sj S 2 gehen isoliert durch das Gehäuse Gr hindurch und 
können mit den beiden Polen E x E 2 einer Batterie, deren Mitte 
geerdet wird, verbunden werden, so daß die eine Platte auf ein -j-, 
die andere auf ein ebenso hohes — Potential aufgeladen wird. 
Die zum Instrumente gehörige Batterie B (Fig. 1 b) ist eine 
kleine Akkumulatorenbatterie von 50 Zellen, die in ein Holz- 
kästclien von 20 cm Breite, 11 cm Höhe, 16 cm Tiefe einge- 
baut ist, welches gleichzeitig dem Elektrometer als Fuß dient. 
Durch geeignete Schaltung der Batterie (Steckkontakte E X E 2 ) 
lassen sich die beiden Feldplatten P x P 2 (Fig. la) auf die 
Potentiale ± 50 Volt ± 30, ± 10 und ± 4 Volt bringen. 
Genau in der Mitte zwischen den beiden Platten P, P 2 
ist die Saite TF, ein Woliastondraht von nun Durch- 
messer und 10 cm Länge ausgespannt, mit beiden Enden an 
kurze Metallstiftchen angelötet, welche ihrerseits von je einem 
gerieften Hartgummiisolator J x und J 2 gehalten werden. 
Während der untere Isolator J 2 fest gelagert ist, läßt sich 
der obere P, mit Hilfe der Mikrometerschraube M 3 (1 Trommel- 
teil = mm ) um meßbare Beträge verschieben und so die 
Spannung der Saite beliebig ändern. In die obere Lagerung 
der Saite läßt sich die Ladesonde L einstecken, die dann mit 
der Saite in leitender Verbindung steht. Bei Außergebrauch- 
setzung des Instrumentes wird die Sonde entfernt und der 
Verschlußdeckel I) (Fig. 1 b) aufgesteckt. Mit Hilfe eines 
kleinen Ablesemikroskopes O mit Okularmaßstab von großem 
Gesichtsfelde (Fig. lb) (Durchmesser des Gesichtsfeldes 3 mm 
Vergrößerung 30 fach) 1 ) werden die Durchbiegungen der Saite 
in Teilen des Okularmaßstabes gemessen. 
Die vier in den Figuren la und b deutlich sichtbaren 
kleinen Glasgefäße dienen zur Aufnahme von Natrium, zwecks 
0 Angefertigt von der Firma C. A. Steinheil Söhne, München. 
