64 
Sitzung der math.-phys. Klasse vom 2. März 1907. 
Austrocknung des Elektrometers im Innern. Die Klemm- 
schraube K dient zur Erdung des Elektrometergehäuses. 
Durch die Ladung der beiden Platten P, P 2 auf entgegen- 
gesetzt gleiches Potential, entsteht zwischen ihnen ein hin- 
reichend homogenes elektrisches Feld. 
Wird nun ein zu messendes Potential an die Saite (Lade- 
sonde L) angelegt, so schlägt sie, je nach dem Vorzeichen 
dieses Potentiales, nach der -f- oder — Platte hin aus. Aus 
der Größe und Richtung dieses Ausschlages kann das Potential 
nach Größe und Vorzeichen bestimmt werden, wenn das Elektro- 
meter geeicht ist. Bei nicht allzu großen Durchbiegungen der 
Saite (innerhalb der „Elastizitätsgrenze“) sind die Ausschläge 
den angelegten Potentialen proportional, die Eichkurve ist also 
eine Gerade. 
Handhabung des Saitenelektrometers. 
Das eben beschriebene Instrument läßt sich, wie das 
Quadrantelektrometer, in verschiedenen Schaltungsarten ver- 
wenden: 
I. Mit Hilfsladung: 
a) Die beiden Platten werden auf entgegengesetzt gleiches 
Potential geladen, das unbekannte Potential an die Saite an- 
gelegt: „Saitenschaltung“. 
b) Die Saite wird auf ein hohes Hilfspotential geladen, 
eine Platte geerdet, an die andere die unbekannte Spannung 
angelegt: „Plattenschaltung“. 
II. Ohne Hilfsladung: 
a) Die Saite wird durch einen außen um das Gehäuse 
herumführenden Metallbügel mit einer Platte leitend verbunden, 
die andere Platte geerdet. Das unbekannte Potential wird an 
die Saite (und die eine Platte) angelegt. Diese Schaltung 
ist im Prinzipe die gleiche, wie sie beim Braunschen Zeiger- 
elektrometer verwendet ist: „Doppelschaltung“. 
b) Beide Platten werden geerdet, eine Platte wird mög- 
lichst weit herausgeschraubt. Das unbekannte Potential wird 
