C. W. Lutz: Über ein Saitenelektrometer. 
05 
an die Saite angelegt. Durch Influenzwirkung biegt sich die 
Saite nach der näherstehenden Platte hindurch: „Influenz- 
schaltung“. 
Ia. Saitenschaltung. 
Die Empfindlichkeit des Instrumentes, d. i. der Ausschlag 
für ein bestimmtes kleines Potential, etwa 0,1 Yolt, ist hier 
abhängig: 1. von der Saitenspannung, 2. vom Plattenabstande, 
3. von der Plattenladung. Alle diese drei Größen können bei 
dem vorstehend beschriebenen Instrument verändert werden. 
Ihr Einfluß auf die Empfindlichkeit wurde der Reihe nach 
genau festgestellt. 
o o 
1. Saitenspannung geändert. 
Die Größe der Durchbiegung der Saite, der Ausschlag 
derselben, ist im allgemeinen abhängig von ihrer Spannung. 
Es gelingt leicht, durch entsj)rechende Regulierung der Saiten- 
spannung für ein gegebenes Potential einen bestimmten Aus- 
schlag immer wieder herzustellen. Bei genügender Spannung 
schnellt die Saite in ihre jeweilige Gleichgewichtslage ohne 
jegliches Hin- und Herschwingen, die (Luft-) Dämpfung ist 
eine völlig aperiodische. 
Bei einer bestimmten Plattenladung und bestimmter Platten- 
entfernung läßt sich durch Entspannen der Saite ihr Ausschlag 
für ein bekanntes Potential mehr und mehr vergrößern. Hiebei 
werden die Bewegungen der Saite nach ihrer Einstellungs- bzw. 
Nullage langsamer und langsamer und schließlich geht sie 
überhaupt nicht mehr auf 0 zurück, sondern verharrt bei 
stärkster Durchbiegung in der Nähe einer Platte. Die Näherung 
der anderen Platte, oder ein Neigen des Instrumentes bewirkt 
dann, daß die Saite von der einen extremen Lage sogleich in 
die entgegengesetzte überspringt, eine Einstellung auf den 
Nullpunkt ist nicht mehr zu erreichen. In dieser „instabilen 
Lage“ der Saite läßt sich das Instrument zu Messungen nicht 
mehr verwenden, und damit ist auch der Entspannung der 
Saite, also auch der Empfindlichkeit für jede gegebene Platten- 
1907. Sitzungsb. <1. matli.-phys. Kl. 
5 
