66 
Sitzung der math.-phys. Klasse vom 2. März 1907. 
ladung und Plattenentfernung eine strenge Grenze gesetzt. 
Um eine möglichst große Empfindlichkeit zu erreichen, wird 
man zweckmäßig nahe an die instabile Lage lierangehen, die 
Entspannung aber nur so weit treiben, daß die Einstellungen 
der Saite noch rasch und sicher erfolgen. Die Saite ist ge- 
nügend gespannt, wenn sie nach ihrem jeweiligen Einstellungs- 
punkt hin schnellt. 
2. Plattenabstand verändert. 
Die Empfindlichkeit des Instrumentes wächst mit Ver- 
minderung des Plattenabstandes anfänglich linear, nimmt aber 
dann rascher zu, je näher die Saite der instabilen Lage kommt. 
Fig. 2 (hiezu Tabelle 1) zeigt diesen Zusammenhang zwischen 
Plattenabstand und Ausschlag der Saite in Teilen des Okular- 
maßstabes für Potentiale von 0,24 Volt (Fig. 2 a) und 0,38 Volt 
(Fig. 2 b), einer Plattenladung von ± 50 Volt und einer kon- 
stanten Saitenspannung (Teilstrich 25,9 der Trommelteilung il/ 3 ). 
Bei dieser Saitenspannung befindet sich die Saite bei dem Ab- 
stand von 4,5 mm gerade an der Grenze der instabilen Lage. 
Tabelle 1. 
Plattenabstand in min 
4,5 
60 
8,0 
10.0 
Ausschlag f bei 0,38 Volt 
der Saite in ! 
2,1 
0,65 
0,5 
0,3 
Okularteilen | bei 0,24 Volt 
1,3 
0,4 
0,3 
0,15 
Eine weitere Annäherung der Platten aneinander führt 
die instabile Lage der Saite herbei, ist aber auch noch aus 
einem anderen Grunde nicht zu empfehlen. Es ist nämlich, 
ohne besondei-e Hilfsmittel, nicht möglich, bei Außergebrauch- 
setzen des Instrumentes beide Feldplatten iixi genau gleichen 
Zeitmoment zu entladen. Die Folge davon ist, daß die Saite 
im Augenblick der Entladung mit Heftigkeit nach der später 
zur Ableitung gelangenden Platte hingerissen wird, was unter 
Umständen ein Ankleben des dünnen Drahtes an dieser Platte 
und ein Abreißen desselben zur Folge haben kann. 
