70 
Sitzung der math.-phys. Klasse vom 2. März 1907. 
so empfiehlt sich zur Messung höherer Potentiale als 75 Volt 
(Fig. 6b) die Verwendung einer dickeren Saite und zur Messung 
kleinerer Spannungen als 0.01 Volt (Fig. 5 a) die Vergrößerung 
der Plattenladung. 
Fig. 5a und b zeigt die Eichkurven für eine Plattenladung 
von ± 50 Volt und ± 30 Volt bei 10 mm Plattenabstand und 
beidesmal derselben Saitenspannung (Teilstrich 28,9 der Trommel- 
teilung) (hiezu Tabelle 4). In Fig. 6a und b sind die Eich- 
kurven für ±10 Volt und ± 4 Volt Plattenladung und dem- 
selben Plattenabstand von 10 mm und derselben Saitenspan- 
nung (28,9) gezeichnet (hiezu Tabelle 5). 
Wie aus den Fig. 5 und 6 (und den Tabellen 4 und 5) 
ersichtlich ist, lassen sich unter Verwendung der verschiedenen 
Plattenladungen Spannungen von 0,01 Volt bis ca. 75 Volt 
messen, wobei Proportionalität zwischen Saitenausschlag und 
angelegtem Potential besteht. Der Proportionalitätsbereich ist 
für die einzelnen Plattenladungen in Tabelle 6 zusammen- 
gestellt. 
Tabelle 6. 
Plattenladung 
Bereich der Proportionalität 
zwischen Potential und Saitenausschlag 
± 50 Volt 
Von 0.01 Volt bis ca. 0,S Volt 
± 30 „ 
„ 0.02 „ „ „ 3,4 „ 
± 10 „ 
n »,2 „ „ , 20 „ 
± 4 „ 
„ 0,5 „ „ * 75 r 
Für diesen Meßbereich ist die Eichung des Instrumentes 
eine höchst einfache. Es genügt, einen einzigen Punkt der 
Eichkurve (gerade Linie) durch Anlegen eines bekannten Po- 
tentiales festzulegen. Hiezu verwendet man bei großer Emp- 
findlichkeit ein Normalelement (offen), bei den kleineren Emp- 
findlichkeiten aber eine entsprechende Anzahl von Zellen der 
zum Instrumente gehörigen Akkumulatorenbatterie, deren Span- 
nung jederzeit durch das Saitenelektrometer selbst (ohne Hilfs- 
