C. W. Lutz: Über ein Saitenelektrometer. 
71 
ladung) in einer der nachstehend beschriebenen Schaltungen 
geprüft werden kann. 
Will man in der Schaltung I Potentiale messen, die außer- 
halb der Proportionalitätsgrenze liegen (N 75 Volt), so ist eine 
vollständige Durcheichung des Instrumentes nötig (Fig. 6b). 
Hiebei hat man immer noch den Vorteil, die unbekannten 
Spannungen auch ihrem Vorzeichen nach bestimmen zu können 
und durch Kommutieren der Plattenladung (und damit des 
Saitenausschlages) eine große Genauigkeit der Messung zu er- 
reichen. Auf diese Weise la'ssen sich bei einer Plattenladung 
von + 4 Volt Potentiale von ca. 1 Volt bis 250 Volt gut messen 
(Fig. 6 b). 
Hat man es aber stets mit höheren Potentialen zu tun, 
z. B. bei Messung des atmosphärischen Potentialgefälles, oder 
will man das Instrument als Hochspannungselektrometer be- 
nützen, so empfiehlt sich die Verwendung einer dickeren Saite, 
vielleicht auch eine der unter 2 a und b angegebenen Schal- 
tungen ohne Hilfsladung. 
Bei niederen Plattenladungen (± 10 Volt und ± 4 Volt) 
läßt sich die Plattenladung kommutieren, um Ausschläge der 
Saite nach beiden Seiten hin zu erhalten, aus denen dann der 
Mittelwert gebildet wird. Bei größeren Plattenladungen ändert 
sich beim Kommutieren derselben die Nullstellung der Saite, 
wohl Avegen der Ungleichheit der Spannungen beider Batterie- 
hälften. Die kleinen hiedurch entstehenden Verschiebungen 
der Nullage der Saite (ca. 0,5 bis 1 Okularteil) stören bei der 
Messung niederer Potentiale. 
Es gelingt leicht (bei jeder Plattenladung), die Ausschläge 
der Saite nach beiden Richtungen gleich groß zu machen. Zu 
diesem Zwecke braucht man nur die beiden Feldplatten, ohne 
dabei ihren gegenseitigen Abstand zu verändern, entsprechend 
zu verschieben. 
Um auch bei höheren Plattenladungen Ausschläge nach 
beiden Seiten hin zu erhalten, kommutiert man das angelegte 
Potential, oder, wo dies nicht möglich ist, verwendet man die 
