C. W. Lutz : Über ein Saitenelektrometer. < 8 
die Empfindlichkeit des Instrumentes steigern. Wie die Eich- 
kurven (Fig. 7a und b, hiezu Tabelle 7) zeigen, ist das In- 
strument auch in dieser Schaltung dem Blättchenelektroskope 
überlegen, dessen Meßbereich von 50 bis ca. 250 Volt geht, 
während man es beim vorliegenden Instrumente durch ent- 
sprechende Wahl der Saitenspannung in der Hand hat, ent- 
weder niederere oder höhere Spannungen in weitem Bereich 
genau zu messen. Bei Verwendung dickerer Saiten gibt das 
Instrument in dieser Schaltung ein sehr einfaches Hochspan- 
nungselektrometer. 
Diese Schaltung weist noch einen weiteren Vorteil auf, 
der namentlich luftelektrischen Messungen zustatten kommen 
wird. Das Instrument läßt sich nämlich bei den mittleren 
und höheren Ausschlägen der Saite um ganz erhebliche Be- 
träge neigen, ohne daß dadurch eine zu berücksichtigende 
Änderung der Saiteneinstellung auftritt. So wurde z. B. das 
Elektrometer bei stärkster Saitenspannung und 100 Volt an- 
gelegtem Potential bis ca. 40° geneigt, ohne daß eine Ände- 
rung des Saitenausschlages (ca. 14 Okularteile) eintrat. Nur 
bei den kleineren Potentialen und schwach gespannter Saite 
verursacht eine Neigung des Instrumentes eine geringfügige 
Änderung der Saiteneinstellung (einige y^ Okularteile bei stär- 
kerer Neigung). Daher besitzt das Instrument überall dort, 
wo man nicht auf eine stabile Aufstellung rechnen kann, eine 
große Verwendbarkeit, also namentlich für Beobachtungen im 
Ballon und auf Schiffen. 
Ilb. Influenzschaltung. 
Der Abstand der einen Platte von der Saite betrug 5 mm, 
die Saitenspannung war wieder 28,9 Trommelteile die andere 
Platte wurde soweit als möglich von der Saite zurückgeschraubt 
(ca. 7 mm). Die Eichung ergab die in Fig. 7 c (hiezu Tabelle 8) 
gezeichnete Kurve. Hier gilt im wesentlichen dasselbe, was 
schon unter II a S. 72 angeführt wurde, nur ist das Instrument 
in dieser Schaltung gegen Neigungen etwas empfindlicher. 
