74 
Sitzung der math.-phys. Klasse vom 2. März 1907. 
Tabelle 8. 
Influenzschaltung 
Influenzschaltung 
Potential in Volt 
Saitenausschlag 
Potential in Volt 
Saitenausschlag 
20.4 
0,2 
171.0 
24.0 
30.4 
0,6 
181,0 
25,2 
40,6 
1,2 
191,0 
26.4 
50,8 
2,1 
201,0 
27,5 
60,8 
3.1 
210.6 
28,4 
71,0 
4,4 
220, S 
29,2 
81,2 
6,0 
230,6 
30,1 
91,2 
8,0 
240,6 
31,0 
101.4 
10,1 
250,4 
31,5 
111.4 
12,2 
262,4 
32,2 
121.4 
14,6 
272,4 
32,9 
131.4 
16.9 
281,6 
33,2 
141.0 
18,9 
291,6 
33,8 
151.0 
20,8 
301,6 
34,2 
161,0 
22,4 
Kapazität des Saiteneiektrometers bei den verschiedenen 
Schaltungsarten. 
Die Kapazität wurde nach der Harnischen Methode 1 ) be- 
stimmt. Wie vorauszusehen, war die Kapazität des Elektro- 
meters bei Saitenschaltung sehr klein. Um sie mit wünschens- 
werter Genauigkeit (ca. l°/o) nach dieser Methode zu bestimmen, 
dürfte der Harnische Kondensator für diesen Zweck eine kleinere 
Eigenkapazität haben. 
In Saitenschaltung betrug die Kapazität des Elektro- 
meters bei ± 4 Volt Plattenladung (kommutiert), 10 mm Platten- 
abstand und 28,9 Trommelteilen Saitenspannung = 5 cm. Sie 
ist also ca. 8 mal so klein, als die eines Elektroskopes und 
ca. 10 mal so klein als die eines Quadrantelektrometers in ge- 
bräuchlicher Ausführung. 
In Doppelschaltung, bei 5 mm Abstand zwischen Saite 
und Platte und 28,9 Trommelteilen Saitenspannung betrug die 
Kapazität 17,7 cm. 
*) F. Harms, Pli 3 T sikal. Zeitsckr. 5, 47, 1904. 
