C. W. Lutz: Über ein Saitenelektrometer. 
75 
In Influenz Schaltung, bei 5 mm Abstand der Platte von 
der Saite und derselben Saitenspannung von 28,9 Trommelteilen 
erwies sieb die Kapazität stark abhängig von der Größe des 
Saitenausschlages, also von der jeweiligen Entfernung der Saite 
von der influenzierten Platte. Die Messung ergab Werte zwischen 
5 und 8 cm (bei dem gegebenen Gesichtsfelde des Ablesemikro- 
skopes). 
Überblicken wir die Ergebnisse der vorstehend angeführten 
Messungen, so lassen sich folgende Eigenschaften des Saiten- 
elektrometers anführen, durch welche es in mancher Hinsicht 
den anderen elektrostatischen Meßinstrumenten überlegen ist. 
Für alle Schaltungsarten gilt: Äußerst einfache Hand- 
habung, leichte Transportfahigkeit , Wegfall jeglicher Arre- 
tierung, einfache und genaue Ablesung, außerordentliche Be- 
weglichkeit und geringe Trägheit der Saite, daher momentane 
Einstellung und aperiodische Dämpfung, ferner veränderlicher 
Meßbereich, vorzügliche Isolation und endlich Verwendbarkeit 
zum Projizieren und Selbstregistrieren. Bei Verwendung einer 
Hilfsladung gilt noch besonders: Große Empfindlichkeit, Pro- 
portionalität zwischen angelegtem Potential und Ausschlag der 
Saite innerhalb ziemlich weiter Grenzen, Möglichkeit, den Saiten- 
ausschlag zu kommutieren und damit erhöhte Genauigkeit der 
Messung, Meßbarkeit auch des Vorzeichens eines unbekannten 
Potentiales, kleine Kapazität, einfache Eichung. 
Für die Schaltungen ohne Hilfsladung gilt: Weiter Meß- 
bereich (durch Veränderung der Saitenspannung und Verwen- 
dung verschieden dicker Saiten), Unabhängigkeit der Angaben 
des Instrumentes von der Neigung desselben (bei mittleren und 
höheren Potentialen und speziell der Doppelschaltung). 
Infolge dieser Eigenschaften dürfte das Saitenelektrometer 
zu vielen Messungen in der Physik. Geophysik, Chemie und 
Physiologie verwendbar sein; es wird dort besondere Vorteile 
bieten, wo es sich um die Messung oder Registrierung kleiner, 
auch rasch veränderlicher Spannungen und Elektrizitätsmengen 
handelt, sich aber auch als Hochspannungselektrometer unter 
Benützung dickerer Saiten eignen. 
