Protokoll über die Sitzung der luftelektr. Kommission. 
511 
Herr Wiechert hebt die Bedeutung der Spritzkollek- 
toren hervor, die sich bei den Vervollkommnungen von Linke 
und Ger dien sehr gut bewährt haben. Er berichtet ferner, 
daß er auf die schon von Palmieri benutzten mechanischen 
festen Elektroden aufmerksam geworden sei; es seien über 
diese am Geophysikalischen Institute zu Göttingen Unter- 
suchungen im Gange, welche Erfolg versprechen, und über die 
der Genannte im nächsten Jahre Näheres berichten wird. 
Um die Angaben der Registrierap parate „auf die Ebene 
reduzieren“ zu können, muß man gleichzeitige Messungen mit 
einem transportablen Instrumente im Terrain anstellen; dabei 
hat sich gezeigt, daß es nicht gleichgültig ist, in welcher Höhe 
über dem Boden man den Kollektor aufstellt. Es scheint dem- 
nach das Potentialgefälle in den untersten Schichten des Luft- 
meeres nicht konstant, sondern ziemlich stark veränderlich zu 
sein. Diesem Punkte soll ganz besondere Aufmerksamkeit ge- 
widmet werden, da ja Änderungen im Gefälle nach der Pois- 
sonschen Gleichung mit der Anwesenheit freier räumlicher 
Ladungen im innigsten Zusammenhänge stehen müssen. In 
Wien, Göttingen und München soll diese Frage, sei es durch 
gleichzeitige Anwendung mehrerer, in verschiedenen Höhen 
angebrachter Kollektoren , sei es mittels kleiner gefesselter 
Sondenballons der Klärung näher gebracht und über die dies- 
bezüglichen Ergebnisse im nächsten Jahre berichtet werden. 
2. Leitfähigkeitsbestimmungen. Es wird zunächst über 
die Verwendung des Elster-Geitelschen Apparates gesprochen, 
der sich durch seine ungemeine Handlichkeit auszeichnet, und 
dem in der Entwicklung der luftelektrischen Forschung eine 
so große Bedeutung zukommt. Die Mitglieder der Kommission 
sind darüber einig, daß die früher übliche Benutzung mit 
Schutzdach auf alle Fälle zu verlassen sei, da unter diesen 
Umständen die Angaben des Apparates in keiner genau zu 
bestimmenden Beziehung zu den zu messenden luftelektrischen 
Elementen stehen. Dagegen haben die Untersuchungen von 
Schering gezeigt, daß der Apparat vollkommen brauchbare 
Werte der Leitfähigkeit liefert, wenn man ihn der freien Luft 
