Protokoll über die Sitzung der luftelektr. Kommission. 
515 
dann erst kommen die Langevin-Ionen mit Beweglichkeiten 
von 1/1500 bis herab zu 1/4500 cm/sec. pro 1 Volt/cm Gefalle, 
also von einer ganz anderen Größenordnung. Es kann daher 
als ausgemacht gelten, daß der Ionenaspirator auch wirklich 
a Ionen“ zählt. 
Ad b. Daß das meist und an allen Orten unter normalen 
Verhältnissen konstatierte Überwiegen der Zahl der positiven 
Ionen eine reale Bedeutung hat, und nicht durch eine Beein- 
flussung des Apparates durch das Erdfeld vorgetäuscht wird, 
ist durch zahlreiche Versuche erwiesen, bei denen besonders 
darauf geachtet wurde, daß die Wirkungen dieses Feldes ab- 
geschirmt waren; auch wurde die genannte Unipolarität in 
Kellerräumen konstatiert, in welche die Luft direkt aus den 
Erdkapillaren übertrat, in denen aber natürlich von Störungen 
von seiten des Erdfeldes nicht die Rede sein konnte. Hierher 
gehören namentlich auch interessante, seither noch nicht ver- 
öffentlichte Beobachtungen in der Steinbruchshöhle zu Krems- 
münster. 
Ad c. Infolge des Emanationsgehaltes der Luft schlagen 
sich auf negativ geladenen Körpern Zerfallsprodukte des Radiums 
nieder, welche ihrerseits bei ihren fortschreitenden Verwand- 
lungen wieder neue Ionen erzeugen. Hierfür sind Spannungen 
von ca. 200 Volt, wie sie im Aspirationsapparate verwendet 
werden, bereits ausreichend. Herr Kurz hatte daraufhin die 
Vermutung ausgesprochen, daß ein Teil der bei diesen Appa- 
raten gefundenen Unipolaritäten auf diese Ursache zurückzu- 
führen sei. Hier ist aber noch folgendes zu beachten (worauf 
unterdessen zum Teil auch schon Herr K. W. F. Kohl rausch 
aufmerksam gemacht hat): Ist der Innenzylinder — geladen, 
so ist die Innenwand des äußeren Zylinders geladen, auf dem 
inneren Zylinder setzen sich die Zerfallsprodukte der Ema- 
nation ab, die nun von hier aus neue Ionen erzeugen, ent- 
sprechend der Reichweite ihrer a- Strahlen, da ja diesen der 
Hauptanteil an der Ionisierung der umgebenden Luft zukommt. 
Bei Umladung müssen sich aber diese Produkte an der 
Innenwand des äußeren Zylinders absetzen; sie zerfallen hier 
