306 
C. W. Lutz 
für das Erdmagnetische Observatorium der Münchener 
Sternwarte ein Benndorfsches Elektrometer zur Registrierung 
des luftelektrischen Potentialgefälles beschafft werden. Dieses 
Instrument wurde im April 1895 in Betrieb genommen und 
arbeitet seither befriedigend. 
Neben der Registrierung des Potentialgefälles wurden auch 
noch andere luftelektrische Arbeiten ausgeführt, über welche 
größtenteils bereits früher belichtet wurde 1 ). 
1. Das Instrumentarium. 
I. Elektrometer. 
Das bewährte Benndorfsche Elektrometer 2 ) zur 
mechanischen Registrierung des Potentialgefälles ist so all- 
gemein bekannt, daß eine nähere Beschreibung wohl über- 
flüssig ist. Lediglich über die Aufstellungsweise, die sich nach 
mancherlei Vorversuchen als zweckmäßig erwiesen hat, sei hier 
einiges gesagt. 
O O O 
Der Apparat ist in einem freistehenden Nebengebäude der 
Sternwarte 3 ) untergebracht, welches lediglich ein Erdgeschoß 
(3 Räume) und einen unbewohnten Dachboden umfaßt. Der 
größte nach Osten gelegene Raum dient als Arbeitszimmer. 
In diesem Raume ist das Elektrometer E an der 2V-_E-Mauer M, 
Taf. I, Fig. 1 angebracht und völlig von einem Holzschranke 
h-h 2 mit zwei Glastüren 1\ und 1\ (vorne und an der rechten 
Seite) umgeben. Hiedurch wird das Instrument vor Staub und 
') C. W. Lutz, Sitz.-Ber. der Bayer. Akad. d. W., math.-phys. Kl. 36, 
507, 1906. 37, 61, 1907. 39, 14. Abkandl., 1909. Phys. Zeitschr. 9, 
100 und 642, 1908. H. Ebert und C. W. Lutz, Beiträge z. Phys. d. freien 
Atmosph. 2, 183, 1908. 
2 ) H. Benndorf, Anzeiger der K. Akad. d. Wissensch. Wien 38, 
200, 1901. Sitz.-Ber d. K. Akad. d. W. Wien 111 (Abt. II a), 487, 1902. 
Phys. Zeitschr. 7, 98, 1906. 
3 ) Eine Übersicht über das Gesamtterrain der Sternwarte gibt der 
Situationsplan J. B. Messerschmitts in den „Veröff. d. Erdmagnet. Obs. 
bei der K. Sternw. in München 1904“, Heft I, Tafel I, wo auch dieses 
Gebäude unter der Benennung „Bureau“ eingezeichnet ist. 
