308 
C. W. Lutz 
ihrem Platze in dem staubdichten Holzkasten H 2 belassen. 
Die E. M. K., die öfters nachgemessen wird, beträgt konstant 
99 Volt. 
Weiter wären noch einige kleinere Vorrichtungen zu er- 
wähnen, die sich als praktisch erwiesen haben. An dem Bügel, 
der alle zwei Minuten den Aluminiumzeiger des Elektrometers 
auf eine Unterlage aus Blaupapier niederdrückt, und so eine 
punktweise Aufzeichnung der Elektrometerausschläge bewirkt, 
wurde ein Millimeter maßstab angebracht, der einem drei- 
fachen Zwecke dient. Bei geerdeter Elektrometernadel ermög- 
licht er eine stete Kontrolle der Nullage des Zeigers, und bei 
geladenem Elektrometer läßt sich jederzeit die Größe des Aus- 
schlages in mm ablesen, und damit, nach Multiplikation mit 
dem Reduktionsfaktor (siehe S. 312), sogleich der Wert des 
eben herrschenden Potentialgefälles angeben. Endlich ist dieser 
Maßstab bei Bestimmung der Ladezeit des Kollektors zur Kon- 
trolle seiner Wirksamkeit von Nutzen. 
Das vom Apparat täglich ablaufende Papier, ca. 1 m, wird 
auf einer Haspel P (Fig. 1) aufgerollt, so daß die Papierrolle 
als ganzes Stück erhalten bleibt, was bei der von mir ge- 
brauchten und noch zu beschreibenden Ablesevorrichtung not- 
wendig ist. 
Die Uhr des Elektrometers geht nach Münchner Ortszeit 
= M. E. Z. — 13 m 33 sec . Die Empfindlichkeit des Elektrometers 
beträgt: 1 mm Ausschlag = 14,5 Volt. 
2. Kollektor. 
Uber dem beschriebenen Holzschrank ist eine 50 cm lange 
Eisenschiene Sch (Fig. 1) von | | Querschnitt in die Mauer 
einzementiert. Auf diese Eisenschiene sind zwei kräftige Hart- 
gummiisolatoren Jj und I. 2 aufgeschraubt, welche ein gezogenes 
dünnwandiges Stahlrohr R in horizontaler Lage tragen. Dieses 
Stahlrohr R durchsetzt frei die Wand des Gebäudes, und setzt 
sich außen in eine fest eingekeilte Bambusstange St fort, an 
deren Ende, 172 cm von der Mauer und 280 cm vom Erdboden 
entfernt, der Polonium- (Radium F ) Kollektor angebracht ist. 
