Registrierung des Potentialgefälles 1905 bis 1910. 309 
Vom Kollektor führt ein Kupferdraht zur Eisenröhre und von 
dieser ein weiterer Verbindungsdraht d zum Elektrometer E. 
Die Aufladezeit des frisch polonisierten Kollektors beträgt 
3 /i Minuten. Da die Wirkung des Poloniumkollektors mit der 
Zeit abnimmt, und dadurch Fehler in den Angaben des Elektro- 
meters entstehen würden 1 ), so wird jährlich zweimal eine Neu- 
polonisierung vorgenommen. 
Für die Richtigkeit und Zuverlässigkeit der Aufzeich- 
nungen des Elektrometers ist eine vorzügliche Isolation aller 
Elektrometerteile von besonderer Wichtigkeit 2 ). Daher wird 
auch den Isolatoren des Kollektorträgers stets eine besondere 
Sorgfalt zugewendet. Sie befinden sich, wie aus Fig. 1 ersicht- 
lich, innerhalb des im Winter geheizten Gebäudes und sind 
dui-ch Messinghülsen 31 (Fig. 2) gegen Staub und Licht, sowie 
durch eine Natriumtrocknung N gegen Feuchtigkeit geschützt. 
Die Konstruktion dieser Isolatoren ist aus Fig. 2 ersichtlich. 
In die Messingplatte P ist ein glatter zylindrischer Hart- 
gummikörper H eingeschraubt. In diesen Hartgummizylinder 
ist, unter Zwischenschaltung eines Ringes aus echtem Bern- 
stein B, der Messingträger T fest eingeschraubt, dessen oberes 
Ende durch das Eisenrohr R hindurchführt und dort ver- 
schraubt ist. Mittels der Schrauben s x s 2 ist jeder Isolator an 
der Eisenschiene Sch befestigt. 
Ich habe absichtlich die viel gebräuchliche Riefelung des 
Hartgummizylinders nicht durchgeführt und zwar aus folgenden 
Gründen. Fürs erste sollte der Querschnitt des Hartgummi- 
trägers möglichst ungeschwächt bleiben, um der Belastung 
durch die Eisen- und Bambusstange, durch Schnee und Wind- 
druck und das Gewicht sich auf die Stange setzender Vögel 
gewachsen zu sein. Sodann verliert auch der ursprünglich 
beste Hartgummi durch Änderung seiner Oberflächenbeschaffen- 
heit, trotz der Schutzhülse und Natriumtrocknung, allmählich 
sein Isolationsvermögen. Um dies wieder herzustellen, hat sich 
9 H. Benndorf, Sitz.-Ber. d. K. Akad. d. Wissensch. Wien 118 (II a), 
1184, 1909. 
2 ) H. Benndorf, ebenda S. 1188. 
