C. W. Lutz 
310 
folgendes Verfahren besonders bewährt, wobei sich gerade die 
glatte Oberfläche des Hartgummikörpers als zweckmäßig er- 
weist. Der Hartgummizylinder wird auf der Drehbank mit 
feinstem Glaspapier (nicht Schmirgelpapier!) abgeschliffen, mit 
einer völlig reinen, trockenen Bürste abgebürstet, mit einem 
reinen in destilliertes Wasser getauchten Leinenlappen gründ- 
lich abgewaschen und in noch leichtfeuchtem Zustande über 
einer Flamme vollständig getrocknet. Die Oberfläche besitzt 
zwar dann ein unschönes Aussehen mit einem leichten Stich 
ins Gelbliche und zeigt zahlreiche leichte Risse, isoliert aber, 
wenn noch jede Berührung mit den Fingern vermieden wird, 
ausgezeichnet. 
3. Hilfsinstrumente. 
a) Bestimmung des Reduktionsfaktors. 
Das Benndorfsche Elektrometer in der eben beschriebenen 
Aufstellung liefert nur relative Werte des Potentialgefälles, 
welche durch gleichzeitige Messungen mit einem transportablen 
Instrumentarium im freien flachen Gelände auf die Ebene zu 
reduzieren sind. Hiezu verwende ich seit Jahren das Saiten- 
elektrometer und zwei Flammenkollektoren. Das Saitenelektro- 
meter wird mittels einer Bornhäuser Akkumulatorenbatterie 
von 300 Volt Maximalspannung und eines Präzisionsvoltmeters 
von Hartmann & Braun geeicht. Ein an der Batterie ange- 
brachter Zellenschalter erlaubt, die dem Elektrometer zuge- 
führte Spannung in Schritten von 10 Volt von 0 bis 300 Volt 
zu steigern. Bei der Eichung wird das Elektrometer in 
„Doppelschaltung“ verwendet, also die eine Schneide mit der 
Saite leitend verbunden, die gegenüberliegende „Influenz- 
schneide“ geerdet. 
Der Ort der Messung des Reduktionsfaktors ist eine freie 
ebene Wiesenfläche ca. 250 m von der Station und 100 m von 
den nächstgelegenen Landhäusern entfernt. Die Messung selbst 
wurde nur bei klarem wolkenlosen Wetter mehrmals im Jahre 
in folgender Weise angestellt. Das Saitenelektrometer wird 
auf ein niederes photographisches Metallstativ aufgeschraubt 
