Registrierung des Potentialge Falles 1905 bis 1910. 313 
konstruierten Ableseschieber dem hier vorliegenden Zwecke 
entsprechend angepaßt. Die Vorrichtung ist in Fig. 3 und 4 
abgrebildet. Ein schweres Eisenlineal L mit einer den Stunden- 
marken entsprechenden Teilung wird mit den beiden Pratzen p x 
p 2 (Fig. 4) an die Zeitmarken 10 h N und l h p. m. angelegt. 
Mittels des Ableseschiebers Sch kann dann ein voller Tag von 
12 h nachts bis 12 h mittags ausgemessen werden. Zu diesem 
Zwecke ist zunächst die O-Linie einzustellen. Dies geschieht 
durch Verschiebung des beweglichen Millimetermaßstabes 31 
Fig. 3 senkrecht zum Lineal, bis der Anfangsstrich 0 der Skala 
mit dem auf die Nullinie eingestellten Schieberquerstrich 
h — 9.2 zusammenfällt. Solcherweise können kleine Verleg- 
ungen der Nullinie, wie sie mitunter eintreten, berück- 
sichtigt werden. Nach dieser Einstellung wird der Maßstab 
durch die beiden Druckschrauben d l d 2 festgeklemmt, und der 
Schieber ist nun fertig zum Gebrauch. Um nun den Mittel- 
wert, etwa der Stunde 3 h — 4 h wie in Fig. 3 ersichtlich aus- 
zumessen, wird der Schieber Sch über die Stundenmarken 3 h 
und 4 h des Lineals geschoben und hierauf der Schlitten S so ein- 
gestellt, daß die über und unter dem Querstrich q x q 2 liegende, 
durch die Punktreihe einerseits, und durch die Vertikal- 
striche a — a und b — b anderseits begrenzten Flächenstücke 
schätzungsweise gleichgroß sind. Der Index q 1 gibt dann am 
Maßstabe M den Stundenmittelwert 3 h — 4 1 * in mm an. Nach 
Notierung dieser Zahl wird der Schieber um eine Stunden- 
länge längs des Lineals nach links geschoben und weiter in 
gleicher Weise verfahren. Nachdem so 12 Stundenmittel ab- 
gelesen sind, wird das Lineal L vom Papier P abgerückt und 
mittels der Haspel H (Fig. 4) das abgelesene Stück des Papier- 
bandes aufgewunden, wodurch die nächstfolgenden Aufzeich- 
nungen, von der Rolle R ablaufend, zur Ablesung vor das 
Lineal kommen. Das mit Billardtuch überzogene, nur wenig 
geneigte Pult B und der kleine Schreibtisch T haben sich bei 
diesem Verfahren als praktisch bewährt. 
Zur Ausmessung einzelner Punkte (Ermittlung des Re- 
duktionsfaktors, der Empfindlichkeit etc.) dient das Kreuz in 
