330 C. W. Lutz 
als Sockel dient. Die innere Einrichtung des Instrumentes 
ei'gibt sich aus der schematischen Zeichnung Figur 2. Der 
ganze Apparat ist aus Messing gearbeitet. 
Der Schutzringkondensator Sch besteht aus einem 
breiten, ebenen Ring aus geschwärztem Messingblech von 
400 mm äußerem, 115,8 mm innerem Durchmesser und 1 mm 
Dicke. Er wird von dem Gefäße G getragen. Letzteres sitzt 
auf dem 40 mm weiten Rohr 0, das auf das Gehäuse des 
Saiten elektrometers E aufgeschraubt ist. Der Kopf des Elek- 
trometers trägt den Stab t, an dessen oberem Ende eine ge- 
schwärzte. kreisrunde Messingplatte P befestigt ist, mit Sch 
in einer Ebene liegend. Diese „Empfangsplatte“, wie ich sie 
im folgenden heißen will, steht also mit der Saite S in 
leitender Verbindung, ist aber vom Gehäuse des Elektrometers 
durch den Bernsteinstopfen E und vom Schutzring durch einen 
2,9 mm breiten, kreisförmigen Spalt isoliert. Der Durchmesser 
der Empfangsplatte ist 110,0 mm, ihre Fläche, gemessen bis 
zur Mitte des Luftspaltes, 100,0 cm 2 , wodurch die Berechnung 
der Messungen vereinfacht wird. Der abnehmbare Deckel D 
aus 0,5 mm dickem, geschwärzten Messingblech steht in einer 
kreisförmigen Einkerbung des Schutzringes, wodurch eine stets 
gleiche Lage, zentrisch zur Empfangsplatte, gesichert wird. 
Dem Schutzringe Sch wurde absichtlich der große Durchmesser 
von 400 mm gegeben, weil sich herausstellte, daß bei schmä- 
leren Schutzringen jede Handbewegung des Beobachters bei der 
großen Empfindlichkeit des Elektrometers eine kleine Verände- 
rung des Saitenausschlages durch Influenzwirkung hervorbrachte. 
Mit dem Stabe t ist der senkrecht abstehende Konden- 
satorstift st verbunden, der die innere Belegung eines ver- 
schiebbaren Zylinder kondensators Ko bildet. Die äußere 
Belegung bildet ein 10 mm weites Messingröhrchen r , das in 
dem Hartgummistopfen h zentrisch zum Rohre Ko gelagert 
ist. Das Rohr Ko gleitet im Rohre R und ist mittels Zahn- 
stange und Trieb verschiebbar. Die Größe der Verschiebung 
wird an der in 100 Teile geteilten Trommel T (Fig. 1) ab- 
gelesen. Durch eine, das Rohr Ko frei durchsetzende Sonde S 
