Messung des vertikalen Leitungsstromes. 
331 
kann r an die Ladebatterie KB angeschlossen und somit 
dauernd auf ein bestimmtes Potential geladen werden. Beim 
Hineinschieben influenziert also das geladene Kondensator- 
röhrchen r auf dem ungeladenen Stifte st eine bestimmte 
Elektrizitätsmenge, oder bindet, kompensiert eine bereits vor- 
handene Ladung entgegengesetzten Vorzeichens, weshalb diese 
Vorrichtung von Wilson „ Kompensator“ genannt wurde. 
Gegenüber von st ist der federnd bewegliche Erdleitungsstift e 
angebracht, der, bis zur Berührung mit dem Träger t hinein- 
gedrückt, das Elektrometer (Empfangsplatte, Kondensatorstift 
und Saite) zur Erde ableitet. 
Die in den letzten Jahren gesammelten Erfahrungen und 
Anregungen führten mich zu weiteren Verbesserungen der 
Konstruktion des Saitenelektrometers. Eine genaue Be- 
schreibung der neuen Form dieses Instrumentes erscheint 
demnächst in der Physikalischen Zeitschrift. Hier genügt es, 
lediglich die für die vorliegende Anwendung wichtigen Kon- 
struktionsänderungen zu erwähnen. Die beiden Schneiden J 
und A des Elektrometers (Fig. 2) sind nunmehr gemeinsam 
auf einem Schlitten angeordnet, welcher durch zwei Mikro- 
meterschrauben von außen seitlich verschoben werden kann. 
In Figur 1 ist nur die rechte Schraube s r sichtbar. Durch 
entsprechende Verschiebung der beiden Schneiden relativ zur 
feststehenden Saite behält diese, auch nach Anlegung der 
Hilfsladung an die Schneiden, dieselbe Nullstellung bei, wie 
bei ungeladenen Schneiden. Auf diese Weise wird, bei gleich 
großen Saitenausschlägen nach links und rechts, die größtmög- 
liche Empfindlichkeit erzielt, wenn die Saite bis nahe an die 
labile Gleichgewichtslage heran entspannt wird. Eine weitere 
Empfindlichkeitssteigerung gegenüber der alten Form des Saiten- 
elektrometers konnte durch Verwendung von Zeißscher Optik 
erzielt werden. Als besonders geeignet hat sich das Achromat- 
objektiv A von 9 mm freiem Objektabstand in Verbindung 
mit dem orthoskopischen Okular f — 9 mm erwiesen. Das 
verhältnismäßig weit von der Saite abstehende Objektiv bringt 
keine bemerkbare Störung des elektrischen Feldes zwischen 
