Messung des vertikalen Leitungsstromes. 
333 
Bei Nichtgebrauch des Instrumentes werden die Sonden 
abgezogen und die Löcher im Kasten durch Steckdeckel (Fig. 1) 
luft- und staubdicht verschlossen. 
Der eben beschriebene Apparat wurde vom Phys.-mechan. 
Institut Prof. Dr. M. Th. Edelmann & Sohn in mustergültiger 
Weise ausgeführt. Bei den Vorversuchen und der schließlichen 
Ausführung dieses Apparates hat sich die genannte Firma 
durch ihre sachkundige Mitarbeit sehr verdient gemacht. 
Eichung des Kompensators. 
Das Instrument, das zur Messung kleiner Elektrizitäts- 
mengen dienen soll, muß empirisch geeicht werden. Die 
Eichung habe ich, etwas abweichend von Wilson, in folgender 
Weise vorgenommen (siehe Schaltungsanordnung Fig. 3). Auf 
den Schutzring Sch des Elektrometers werden drei, je 10,0 mm 
hohe Hartgummisäulchen h aufgestellt, die durch Abflammen 
von jeder etwa anhaftenden elektrischen Ladung vorher befreit 
worden sind. Diese drei Säulchen tragen eine völlig ebene 
Aluminiumscheibe AI vom Durchmesser des Schutzringes. Durch 
Abzweigen von einem großen Widerstande W zwischen den 
Klemmen eines Akkumulators Ah kann die Aluminiumscheibe 
in bekannter Weise auf Potentiale zwischen 0 und 2 Volt 
aufgeladen werden. Die Klemmspannung des Akkumulators 
wird durch ein dauernd angeschaltetes Präzisionsvoltmeter auf 
1/100 Volt genau abgelesen. Beim Öffnen des Stromschlüssels S 
wird die Zuleitung zum Akkumulator unterbrochen und gleich- 
zeitig die Aluminiumscheibe geerdet. 
Bei der Eichung des Kompensators wird die Aluminium- 
scheibe auf das Potential V = -{- 0,50 Volt geladen. Auf der 
Empfangsplatte P wird hiedurch eine bestimmte und berechen- 
bare negative Elektrizitätsmenge — Q gebunden, eine ebenso 
große Menge positiver Elektrizität -j- Q frei. Der von letzterer 
bewirkte Elektrometerausschlag wird durch Verschiebung des 
auf — 30 V olt geladenen Kompensators rückgängig gemacht, 
so daß die Saite wieder genau auf 0 einsteht. Jetzt wird 
durch Öffnen des Schlüssels S die Aluminiumplatte entladen 
