334 
C. W. Lutz 
und die frei gewordene Influenzelektrizität erster Art mittels 
des Erdleitungsstiftes e (Fig. 2) abgeleitet. Durch wiederholte 
Ladung der Aluminiumplatte und entsprechendes Vorwärts- 
schieben des Kompensators erhält man weitere Kompensator- 
einstellungen, die zur Bindung der doppelten, dreifachen etc. 
Elektrizitätsmenge Q notwendig sind. Zu jedem Q, 2 Q, 3 Q etc. 
ergibt sich also je eine Kompensatorablesung, und aus den 
zusammengehörigen Wertepaaren läßt sich die in Figur 4 ge- 
zeichnete Eichkurve entwerfen. Um den Einfluß von Ein- 
stellungs- und Ablesefehlern, sowie die Wirkung von etwaigen 
Unebenheiten der Aluminiumplatte möglichst zu vermindern, 
habe ich die Eichung des Kompensators stets doppelt durch- 
geführt, wobei zuerst die eine und dann die andere Seite der 
Aluminiumscheibe der Empfangsplatte zugewendet war und 
das Mittel der so erhaltenen je zwei Kompensatorablesungen 
gebildet. Meist stimmten die zusammengehörigen Werte völlig 
miteinander überein. 
Die auf der Empfangsplatte influenzierte Elektrizitäts- 
menge Q berechnet sich aus der Formel für den Thomsonschen 
Schutzringkondensator folgenderweise : 
wobei : 
Q = 
FV 
4 7t d 
J 
300 
E. S. E. 
F Fläche der Empfangsplatte = 100,0 cm 2 (s. S. 330), 
V = Potential der Aluminiumplatte = 0,50 Volt, 
d = Abstand der ^/-Platte von der Empfangsplatte = 1,00 cm ist, 
also : 
100,0 • 0,50 
4 • 3,14 -1-300 
1,33 • IO' 2 E.S.E. 
Dieser Elektrizitätsmenge von 1,33 • 10~ 2 E.S.E. entspricht 
eine Kompensatorverschiebung von 19,0 Ko-Skt. Einer Ver- 
schiebung von 0,1 Ko-Skt. entspricht also eine Elektrizitäts- 
menge von 7,0-10 E. S. E., und es ist zu überlegen, ob 
diese kleine Elektrizitätsmenge auch wirklich meßbar ist. Die 
Empfindlichkeit des Kompensators ist in erster Annäherung 
