Messung des vertikalen Leitungsstromes. 
335 
proportional seiner Ladung und der Dicke des Kompensator- 
stiftes. Man brauchte daher nur die Ladung recht klein und 
den Stift recht dünn zu wählen, um selbst bei kleinen Elektri- 
zitätsmengen auf der Empfangsplatte noch grobe Kompensator- 
verschiebungen zu erhalten. Dem setzt aber die Empfindlich- 
keit des Elektrometers bald eine Grenze. Sie bestimmt vor 
allem die Ablesegenauigkeit und damit die erreichbare 
Empfindlichkeit des Kompensators. Bei dem erwähnten Saiten- 
elektrometer neuer Konstruktion gibt, bei geeigneter Saiten- 
spannung, 0,001 Volt noch 0,1 Mikrometerteile Ausschlag. Da 
nun die Kapazität des ganzen Apparates, deren Messung so- 
gleich besprochen wird, (7 = 16.0 cm ist, so beträgt die kleinste 
noch meßbare Elektrizitätsmenge = 16,0 • 
0,001 
300 
5,3 • 10 - 5 
E.S.E. Der Kompensator wurde nun so dimensioniert, daß 
diese kleinste Elektrizitätsmenge von 5,3 • 10 -5 E. S. E. durch 
eine Verschiebung des Kompensatorrohres um nicht mehr 
als 0,1 Skalenteile gebunden wird. Tatsächlich beträgt die 
angewandte Empfindlichkeit des Kompensators, wie erwähnt, 
0,1 Ko -Skt. = 7,0 • 10 -5 E. S. E., sie liegt also noch etwas 
unter der erreichbaren Grenze. Mit Hilfe der in Figur 3 
skizzierten Schaltungsanordnung läßt sich die Empfindlichkeit 
des Kompensators durch Aufladung der Aluminiumscheibe auf 
ein entsprechend niederes Potential auch direkt messen. Es 
ergab sich bei meinem Apparat auch auf diese Weise die eben 
angegebene Größe. 
Für die Form des Kompensatorstiftes ist aber noch ein 
weiterer Umstand maßgebend. Die durch das Erdfeld auf der 
Empfangsplatte influenzierte Elektrizitätsmenge ist nicht selten 
20 mal so groß, als die während 5 Minuten durch den Ionenstrom 
abgegebene. Um auch diese großen, namentlich im Winter oder 
bei Bodennebel, bestehenden Oberflächendichten noch messen 
zu können, ohne die Empfindlichkeit des Kompensators für 
kleine Elektrizitätsmengen zu . vermindern, habe ich das am 
Träger t (Fig. 1) liegende Ende des Kompensatorstiftes st dicker 
gehalten und so ein steiles Ansteigen der Kompensatorkurve 
Sitssungsb. d. math.-phys. Kl. Jahrg. 1911. 22 
