336 
C. W. Lutz 
bei Verschiebung über 115 Skalenteile hinaus erreicht (Fig. 4). 
Zur Auswertung des weitaus größten Teiles aller Messungen 
reicht das geradlinig verlaufende erste Stück der Eichkurve hin. 
Nur bei besonders hohen Werten der Oberflächendichte ist 
der obere Teil der Eichkurve, vom eingezeichneten Punkte ab, 
zu verwenden, wobei ungefähr dieselbe relative Genauigkeit 
bei der Auswertung erreicht wird. 
Bei der Messung der Gesamtkapazität des Apparates 
mußte ich etwas anders verfahren als Wilson, um die Kontakt- 
potentialdifferenz zwischen Aluminiumscheibe Al (Fig. 2) uud 
Messingempfangsplatte P, die bei der großen Empfindlichkeit 
des Saitenelektrometers störend wirkte, unschädlich zu machen. 
Mittels der Schaltungsanordnung (Fig. 3) wird das Elektro- 
meter, nach Entfernung der Aluminiumscheibe, in Volt geeicht. 
An Stelle des einfachen Stromschlüssels S wird jetzt zweck- 
mäßiger ein Kommutator verwendet, um Saitenausschläge nach 
links und rechts zu erhalten. Nach dieser Eichung wird die 
Aluminiumplatte wieder auf ihre Hartgummisäulchen gelegt 
und auf ein bestimmtes Potential V aufgeladen. Durch Ein- 
wärtsschieben des Kompensators, dessen Skala für diese Messung 
nicht geeicht zu sein braucht, wird die Influenzelektrizität 
II. Art gebunden. Nun wird die Aluminiumscheibe abgehoben, 
dafür der Deckel über die Empfangsplatte gestülpt und die 
nun frei gewordene Influenzelektrizität I. Art durch Einwärts- 
drücken des Erdleitungsstiftes e (Fig. 2) abgeleitet. Zieht man 
nunmehr den Kompensator wieder ganz aus, so bewirkt die 
jetzt freiwerdende Influenzelektrizität II. Art von der Menge Q 
E. S. E. einen Saitenausschlag, dessen Voltwert v der zu 
zeichnenden Volt -Eichkurve entnommen wird. Aus V und v 
in Volt berechnet sich die Kapazität C zu: 
C = ® ■ 300 
v 
F-V 
