Messung- des vertikalen Leitungsstromes. 
337 
wobei für F und d die Seite 334 angegebenen Werte einzusetzen 
sind. Für den vorbeschriebenen Apparat ist, bei völlig aus- 
gezogenem Kompensator, die Gesamtkapazität C — 16,0 cm. 
Es dürfte nicht ohne Interesse sein, die eben angeführten 
Konstanten denen des Wilsonschen Apparates gegenüberzu- 
stellen. C. T. R. Wilson x ) gibt für seinen zweiten, verbesserten 
Apparat folgende Werte an: 
Empfindlichkeit des Goldblattelektrometers 
2 Okul. T. = 1 Volt, also 0,1 Ok. T. — 0,05 Volt — v. 
Kapazität des Apparates C = 15,2 cm, also kleinste meß- 
bare Elektrizitätsmenge 
q = C • v = 15,2 • °’^ = 2,5 • 10^ 3 E.S.E. 
Oberfläche der Empfangsplatte F = 41,3 cm 2 , also kleinste 
meßbare Elektrizitätsmenge pro cm 2 der Empfangsplatte 
So 
7 
F 
2,5 
10 - 3 
41,3 =6,0-10 
E .S.E . 
cm 1 2 
Bei dem oben beschriebenen Apparat sind die entsprechen- 
den Größen 
v = 0,001 Volt. Empfindlichkeit des Saitenelektrometers. 
C = 16,0 cm, Gesamtkapazität. 
q = 7,0- 10 ~ 3 E.S.E., kleinste, meßbare Elektrizitätsmenge. 
F — 100,0 cm 2 , Oberfläche der Empfangsplatte. 
JE S E 
q n — 7,0 • 10~ 7 „ ' , kleinste Elektrizitätsmenge pro cm 2 
cm 2 
der Empfangsplatte. 
Mit diesem Apparat läßt sich also eine pro ctn 2 ein- 
wandernde, oder dort influenzierte Elektrizitätsmenge feststellen, 
die fast 100 mal kleiner ist als die vom Wilsonschen Instrumente 
noch meßbare. Diese große Empfindlichkeit des Elektrometers 
ist auch für die hier angeführten Messungen keineswegs über- 
1 ) C. T. R. Wilson, Proc. of the Roy. Soc. A Vol. 80, 539, 1908. 
22 * 
