338 
C. W. Lutz 
flüssig. Waren doch bei meinen Beobachtungen im Jahre 1909 
E S E 
nicht selten Elektrizitätsmengen von 2 • 10 — 5 ' zu mes- 
ö cm 2 
sen, und einigemale traten sogar noch kleinere Ladungen der 
Empfangsplatte durch den Ionenstrom bei 5 min Expositions- 
zeit auf. Aber selbst diese kleinen Ladungsmengen, die weit 
unter dem Jahresmittel von 1 ,36 • 10 — 4 — - — V ' liegen, lassen 
cur 
sich also noch mit hinreichender Genauigkeit (ca. 3°/o) messen. 
Hierin dürfte sich deutlich die grobe Überlegenheit des 
Saitenelektrometers neuer Form, selbst über das so empfind- 
liche Wilsonsche Einblattelektrometer aussprechen, wobei noch 
als weiterer Vorzug hinzukommt, daß der äußerst dünnen und 
elastischen Saite all die bekannten Mängel des Blättchens 
nicht anhaften. So wird das Saitenelektrometer, gerade in 
Verbindung mit dem Wilsonschen Kompensator, der sich zur 
direkten Messung kleiner Elektrizitätsmengen ausgezeichnet 
bewährt hat, auch zu mancherlei anderen elektrostatischen 
Untersuchungen mit Vorteil verwendet werden können. Hiebei 
kommt noch in Betracht, daß die Wilsonsche Methode eine 
Nullmethode ist, und daß daher kleinere Mängel der Isolation 
der mit dem Elektrometer verbundenen Appai'atteile keine be- 
trächtlichen Fehler bewirken. Für die Isolatoren des Elektro- 
meters selbst wird ausschließlich der vorzüglich isolierende 
echte Bernstein verwendet. 
Handhabung des Apparates. 
Bei den nachstehend angeführten Messungen wurde stets 
in folgender Weise verfahren. Der Apparat wurde im Garten 
der Sternwarte ca. 16 m westlich von dem S. 306 erwähnten 
Stationsgebäude auf einer Holzbank von solcher Höhe auf- 
gestellt, daß sich das Ablesemikroskop gerade in Augenhöhe 
befand. Die Ebene des Schutzringes und der Empfangsplatte 
lag dann 183 cm über dem Boden. In nächster Umgebung 
des Apparates befänden sich Bäume, so daß das Erdfeld am 
Urte der Beobachtungen keineswegs ungestört war, ein Um- 
