340 
C. W. Lutz 
Saite, der durch entsprechende Verschiebung des — geladenen 
Kompensators auf 0 zurückgebracht wird. Die Ablesung an 
der Kompensatortrommel wird notiert und ergibt mit Hilfe 
der Eichkurve (Fig. 4) die Gesamtoberflächenladung der Emp- 
fangsplatte. 
3. Das Elektrometer wird 5 min sich selbst überlassen. 
Die Saitenausschläge, die während dieser Zeit durch Verände- 
rungen des Potentialgefälles und durch die Ladungsabgabe der 
einwandernden -j- Ionen entstehen, werden durch entsprechende 
Verschiebungen des Kompensators fortwährend rückgängig 
gemacht, so daß dauernd die Saite in ihrer Nullstellung und 
damit die Empfangsplatte auf dem Potentiale 0 (Potential der 
Erdoberfläche) erhalten bleibt. 
4. Nach Ablauf der 5 min wird der Elektrometerdeckel 
wieder aufgesetzt, und der Kompensator völlig ausgezogen. 
Die durch Influenz getrennten Elektrizitätsmengen vereinigen 
sich jetzt wieder, und es bleibt im Elektrometer lediglich die 
von den -f~ Ionen an die Empfangsplatte übertragene -f Ladung 
zurück. Der hiedurch verbleibende Saitenausschlag wird durch 
neuerliche Verschiebung des Kompensators wieder auf 0 zurück- 
geführt und die Kompensatorablesung notiert. Aus der Eich- 
kurve läßt sich jetzt die Elektrizitätsmenge q in E. S. E. ent- 
nehmen, welche in 5 min in Form von Ionenladungen an die 
Empfangsplatte abgegeben wurde. 
5. Der Kompensator wird wieder ganz ausgezogen, das 
Elektrometer geerdet und die Messung 2 wiederholt. 
Die Berechnung der Beobachtungen ist eine sehr 
einfache. Die aus Messung 2 und 5 erhaltenen Ladungen der 
Empfangsplatte werden zu einem Mittelwert vereinigt. Durch 
Division mit der Oberfläche der Empfangsplatte F = 100,0 cm 2 
E S E 
ergibt sich die elektrische Oberflächendichte o in — — 
cm 2 
Aus Messung 3 berechnet sich der Ionenstrom Lp in 
- folgenderweise : 
ciu - 
