342 
C. W. Lutz 
und 
dV 
also 
dh ~ 
1 E.S.E . 
F • t 60 cm 2 sec 
E.S.E. 
4 jzo , 
cm 
1+ = p V- • 
_r • t • o 4 n • 60 
Mit dem Wilsonsclien Apparate lassen sich also vier der 
wichtigsten luftelektrischen Elemente, nämlich die Ober- 
dV 
flächendichte o, das Potentialgefälle ^y der vertikale 
positive Leitungsstrom i-p und die polare positive Leit- 
fähigkeit /+ in absolutem Maße bestimmen. Die Zeitdauer 
einer vollständigen Messung beträgt ca. 7 min. 
Die so gewonnenen Zahlen für Lp und Lp sind aber nicht 
ohne weiteres vergleichbar mit den Werten, die nach anderen 
Methoden, etwa der Ebert-Macheschen, der Gerdienschen oder 
Scheringschen Methode der Leitfähigkeitsmessung erhalten 
wurden. Eine solch direkte Vergleichung, wie sie bisher stets 
vorgenommen wurde, ist meines Erachtens umichtig und zwar 
aus folgenden Gründen. Nach der Ionentheorie setzt sich das 
Gesamtleitvermögen der Luft X aus zwei Summanden Lp und 1- 
zusammen. A_p = e • v + • w_p ist die Leitfähigkeit für die positiven 
Ionen, also das polare positive Leitvermögen, = e • • w_ 
ist die Leitfähigkeit für die negativen Ionen, das polare negative 
Leitvermögen. Die Gesamtleitfähigkeit X ist also 
X — A-p 4* A_ = s (LpW-p + V-U-). 
Bei den erwähnten drei Methoden werden die polaren 
Leitfähigkeiten A_p und A_ gesondert bestimmt und durch Sum- 
mation das Gesamtleitvermögen X ermittelt. Bei der Wilson- 
schen Methode liegen nun die Verhältnisse ganz anders. Hier 
wird nicht die Leitfähigkeit, sondern der Leitungsstrom direkt 
gemessen. Unter der Wirkung des normalen elektrischen Erd- 
fehles wandern -f- Ionen zur Erde, — Ionen nach oben, bis 
