Messung des vertikalen Leitungsstromes. 
345 
nicht gerade zu dieser Zeit Niederschläge fielen. Im Ganzen 
konnte an 175 Tagen beobachtet werden. Zumeist wurden 
für o und L |_ unmittelbar hintereinander zwei Messungen in 
der Seite 339 beschriebenen Weise angestellt und das Mittel 
der so gewonnenen Werte gebildet. Zur Kontrolle wurde 
wöchentlich einmal der Kompensator nachgeeicht und die 
E. M. K. der Krügerbatterien gemessen. Das Ergebnis war 
stets befriedigend. Ebenso zeigten die Isolatoren des Elektro- 
meters und des Kompensators, die anfangs täglich geprüft 
wurden, ein dauernd vorzügliches Isolationsvermögen, trotz des 
starken Temperaturwechsels dem das Instrument bei den Winter- 
beobachtungen täglich unterworfen war. 
Da mit der hiesigen Sternwarte eine meteorologische Station 
II. Ordnung verbunden ist, konnten unmittelbar nach den luft- 
elektrischen Messungen auch die meteorologischen Daten be- 
stimmt werden. 
1. Absolutwerte. 
In Tabelle 1 sind die Monatsmittel der luftelektrischen 
dV 
Elemente o, L |_, ^ und 4 aus allen 175 Beobachtungstagen 
eingetragen, wie sie sich aus meinen Messungen durch Mittel- 
bildung ergaben. Diese und die Werte der folgenden Tabellen 
1 — 11 sind also nicht auf die Ebene reduziert. 
In Tabelle 2 habe ich, entsprechend dem beim Potential- 
gefälle eingeschlagenen Verfahren (s. S. 314) die Monatsmittel 
nur aus den normalen (heiteren) Tagen berechnet. Reduziert 
man diese Werte auf die Ebene, so ergeben sich als Mittel- 
werte für das Beobachtungsjahr 1909 folgende Zahlen 
Gesamtleitungsstrom . 
i = 2 • 0,64 = 2 • 0,6 • 1,70 • 10 -16 = 2,04 • IO" 16 ^ , 
crm 
Gesamtleitfähigkeit 
X = 2 • 4- = 2 • 4,88 • 10- 5 = 0,976 • 10~ 4 E. S. E ., 
Potentialgefälle (Ebene) 
dV 
dh 
0,6 • 314 = 188 
Volt 
m 
