Messung des vertikalen Leitungsstromes. 
359 
Überblickt man die vorstehenden Tabellen, so erscheint 
es als wahrscheinlich, daß die eigentliche unabhängige Variable 
dV 
unter den luftelektrischen Elementen i, 7 — und A die Leit- 
d k 
fähigkeit A ist. Sie bestimmt im großen und ganzen den 
Gang des Potentialgefälles, beide zusammen den des Ionen- 
stromes, und sie wiederum wird beeinflußt von zahlreichen 
meteorologischen Faktoren, sowie von der Beschaffenheit und 
Bestrahlung des Erdbodens. Es ist klar, daß bei der gemein- 
samen Tätigkeit so vielerlei Einflüsse dieser Zusammenhang 
nicht immer deutlich zu Tage tritt. Der kurz „die Luft- 
elektrizität“ benannte Naturvorgang ist vielmehr ein ganz 
verwickelter Erscheinungskomplex, der erst in neuerer Zeit, 
namentlich durch die Arbeiten von Exner, Elster und Geitel, 
Ebert u. a. unserem Verständnisse näher gerückt wurde. 
Die Ergebnisse der vorliegenden Messungen lassen sich 
etwa wie folgt zusammenfassen : 
1. Es wird ein Apparat beschrieben, welcher nach der 
Methode von 0. T. R. Wilson in genauer und einfacher Weise 
die elektrische Oberflächendichte und den vertikalen positiven 
elektrischen Leitungsstrom in absolutem Maße bestimmen läßt. 
Hiemit läßt sich das Potentialgefälle und die polare positive 
Leitfähigkeit berechnen. Im ganzen können also mit ein und 
demselben Apparat vier der wichtigsten luftelektrischen Ele- 
mente ermittelt werden, bei einer Meßdauer von etwa 7 Minuten. 
2. An 97 heiteren , wenig bewölkten Tagen wurden 
folgende Werte, reduziert auf die Ebene, gefunden: 
Elektrische Oberflächendichte o — 8,33 • IO -4 ^ ^ , 
cnr 
Potentialgefälle =188 
d/i m 
Gesamt-Leitungsstrom i = 2,04 • 10 -16 
cnr 
Gesamt-Leitfähigkeit A = 0,98 • 10~ 4 E.S.E. 
