120 Sitzung der math.-phys. Classc vom 3. Mai 1002. 
stand, hatten 10 mm lichte Weite. Die Verbindung des Ge- 
fässes mit dem Manometer vermittelte eine Kapillare von 301 
bezw. 373 mm Länge und 0,6 mm Durchmesser. Es war dies 
eine für den raschen Ausgleich des Druckes hinreichende 
Weite: ein Vorversuch hatte uns gezeigt, dass sich durch eine 
solche Kapillare von 300 mm Länge bei Luftfüllung der Druck | 
in 10 Sekunden vollständig ausgleicht. Der schädliche Raum 
über dem Meniskus wurde so klein gewählt, als es mit Rück- 
sicht auf die ungestörte Au.sbildung des Meniskus möglich er- 
schien. Die Einstellung des Meniskus erfolgte auf die Spitze 
eines Doms aus dunklem Glase. Der schädliche Raum dieser 
Erweiterung betrug nur 0,118 bezw. 0,131 ccm, der Inhalt 
der Kapillaren 0,113 bezw. 0,159 ccm. Sämmtliche Volumina 
wurden mit Quecksilber sorgfältig ausgewogen. Eine von 
aussen auf das Thermometergefäss I ausgeübte Compression 
von 700 mm Hg bewirkte nur eine Volumveränderung von 
weniger als Qisooo und blieb daher im folgenden ausser Be- 
tracht. lieber die Verwendung des schädlichen Raumes zur 
Korrektur s. u. Die Füllung der Thermometer erfolgte mit 
elektrolytisch erzeugtem Wasserstoff. Derselbe wurde 
in dem Apparate A bei einer Stromdichte von ca. 0,02 Ampere 
pro qcm erzeugt. Durch einen Gummischlauch wurde er zu der 
mit pyrogallussaurem Kali gefüllten Flasche B geleitet. Von 
hier an bestanden alle Verbindungen aus Glasröhren und Glas- 
federn, die mit Siegellack luftdicht in die Waschflaschen ein- 
gekittet waren. Q Auf die erste Waschflasche folgte eine 
U-Röhre C mit Chlorcalcium, eine Flasche mit Phosphor- 
pentoxyd D und endlich eine Glassj^irale S, die in eine mit 
flü-ssiger Luft gefüllte Dewar’schen Flasche gehängt werden 
konnte, sodass jede Feuchtigkeit aus dem durchströmenden 
Gase ausgefroren, bezw. leichter kondensierbare Gase abge- 
schieden wurden. Xach nochmaligem Passieren eines an der 
Sprengelpumpe P angebrachten Trockengefässes mit Phosphor- 
pentoxyd gelangte das Gas in das mit Hilfe des Füllröhr- 
q Holborn und Wien. Wied. Ann. 59, 213. 1896. 
